Registrierballonaufstiege in Hamburg. s3 
doch erst nach dem Niederfallen gefunden werden. Bei unsern Auf- 
stiegen ist nur dreimal das Fallen des Ballons gesehen worden. 
Es ist durchaus nicht vorteilhafter die Registrierballons bei Sonnen- 
aufgang, oder selbst eine Stunde eher, hoch zu lassen als um die Mittags- 
zeit. Die Strahlung in 12 km Höhe ist von der Höhe des Sonnenstandes, 
sobald diese positiv ist, fast gar nicht abhängig, da sich oberhalb über- 
haupt nur noch ein Fünftel der Atmosphäre befindet, welches die Sonnen- 
strahlen absorbieren und dadurch die Strahlung verringern könnte. 
Die Mittagszeit ist insofern sogar günstiger als die Zeit um Sonnen- 
aufgang, als dann das Instrument auch schon in den unteren Schichten 
stark bestrahlt wird und der Strahlungsunterschied gegen oben bei 
weitem nicht so überaus groß, ja sogar ziemlich klein ist, was für den 
Vergleich der unteren und oberen Schichten von Wert sein dürfte. Es 
ist auf diese Umstände wohl bisher zu wenig geachtet. 
Der Ballon braucht, wenn er 15 oder gear 20 km Höhe erreichen 
soll, allein zum Aufstieg etwa eine Stunde, meist sogar mehr. Außerdem 
kommt hinzu, dab schon in 12 km Höhe die Sonne eine Viertelstunde 
eher aufgeht als unten. Es bleibt also nichts anderes übrig, wenn man 
die Sonnenstrahlung vermeiden will, als mindestens zwei Stunden 
vor Sonnenaufgang den Ballon hochzulassen. 
Sehr viel günstiger erscheint es mir, den Aufstieg bei oder kurz 
vor Sonnenuntergang auszuführen, da man dann die Vorbereitung, die 
Auflassung selbst und die Verfolgung mittels Theodolit!) noch bei Tages- 
licht vornehmen kann, ohne befürchten zu müssen, daß der Ballon oben 
noch bestrahlt wird. Dazu trifft sich günstig, daß die Atmosphäre meist 
klarer ist als am Morgen und gestattet, selbst nach Sonnenuntergang, 
die Ballons noch weit hinauf mit dem Auge oder Fernrohr zu verfolgen, 
wie ich mich selbst praktisch überzeugt habe. 
i) Beurteilung der großen Temperaturumkehr 
in etwa 9500 m Höhe. 
Nehmen wir nach den obigen Feststellungen (S. 79) 0,6 und wegen 
der vermehrten Sonnenstrahlung in der Höhe 0,6. 1,43 — 0,86 m. p. S. 
Ventilationsgeschwindiekeit als für unsere Messungen ausreichend an, 
bei sehr gut gegen Sonnenstrahlung geschütztem Thermometer, so würde 
bei einer Aufstieggeschwindigkeit des Ballons von 5 m. p. s., wie wir 
sie gut erreichen können, die Ventilation genügen bis zur Höhe, in der 
der Barometerstand b — 760.°” — 114 mm ist, also bis fast 14 000 m. 
Darüber ist die Ventilation zu gering, um wirklich zuverlässige Temperatur- 
') Vergl. auch den sehr praktischen und leicht durchführbaren „Vorschlag zur 
allgemeineren Verwendung von Pilotballon-Anwisierungen zu meteorologischen Zwecken“ 
von de Quervain, „Das Wetter“, Mai 1906, Berlin. 
