354 G. GUGLIELMO 
Siccome nella chiusura del tasto, essendo variata la resi- 
stenza del circuito, varierà in generale la forza elettromotrice e 
quindi l’elettrometro indicherebbe una deviazione anche quando 
l’anzidetta condizione si verifica, conviene per difendersi da questa 
perturbazione, seguendo l’indicazione di Lodge (1), separare l’elet- 
trometro non appena chiuso il tasto, ciò che si ottiene facil- 
mente con un'apposita disposizione di esso tasto. Nelle molte 
esperienze, che ebbi occasione di eseguire, trovai inoltre opportuno 
d’usare una disposizione, descritta in seguito, che permettesse inoltre 
di interrompere lo stesso reoforo AC non appena separato l’e- 
lettrometro, in modo che esso rimanga chiuso per un tempo bre- 
vissimo, e così essendo minima la perturbazione prodotta nella 
coppia, si possa ripetere l’operazione parecchie volte, e così o se- 
guire le variazioni d’una forza elettromotrice, o ottenere una 
media di parecchi valori di essa. 
Un vantaggio non piccolo di questo metodo, oltre alla sem- 
plicità e facilità con cui si ottiene con una sola operazione la 
forza elettromotrice e la resistenza della coppia, è quello di dare 
queste quantità quali esse sono realmente nelle condizioni varia- 
bilissime in cui comunemente si adoperano e non in uno stato 
speciale, unico, come è quello di circuito aperto, nel qual caso 
la forza elettromotrice e la resistenza hanno valori senza alcuna 
relazione semplice nè determinata con quelli a circuito chiuso, 
sebbene nelle coppie più- costanti la differenza non sia gran- 
dissima. 
Questo metodo potrebbe anche applicarsi, per esplorare la 
forza elettromotrice di una o più coppie, che agissero per un 
qualsiasi scopo, giacchè usando £ ed £, sufficientemente grandi 
si potrebbe senza turbare sensibilmente l’azione della coppia porre 
questa in comunicazione colle resistenze y, £ ed £, e far la 
determinazione nel modo solito. 
Il Wiedemann, nel suo trattato (2), rimprovera a vari metodi, 
fra i quali quello di Mance, di sottoporre la coppia a correnti 
di intensità grande e variabile, che producendo bolle di gaz o 
depositi alterano la resistenza da misurare ; tuttavia da esperienze 
da me eseguite sulla determinazione della resistenza dei liquidi 
col metodo di Mance o più comodamente con quello di Wheat- 
(1) Philosophical Magazine, 1877. 
(2) WiebEMAnn, Galvan., l, 484. 
