SULLA DETERMINAZIONE DELLA FORZA ELETTROMOTRICE Ecc. 359 
le spire, sebbene vicinissime non si toccavano mai; la corrente 
in due spire successive andava in direzioni contrarie. » era for- 
mato da fili di pakfong ben ricoperti di seta, di 0,6 mm. di dia- 
metro, ripiegati per metà ed avvolti su tubi di vetro chiusi in 
fondo ove poteva porsi dell’acqua per impedire il soverchio ri- 
scaldamento del filo. Essi formavano le resistenze 5 «. S. 2, 1, 
1, 0,5, 0,2, 0,2, 0,1, «. S; determinai col ponte di Wheat- 
stone, e per sostituzione ad un campione di unità Siemens le 
resistenze 1, 1 e 0,5 + 0,2+ 0,2+ 0,1 quindi per sostituzione 
ad 1+1 la resistenza 2 e così di seguito, cosicchè potevo es- 
sere abbastanza certo del valore di esse resistenze. 
Le differenze di potenziale erano misurate da un elettrometro 
di Mascart costruito da Carpentier, una coppia di quadranti es- 
sendo in comunicazione col punto £, l’altra col punto D e col 
suolo 7° per mezzo dei tubi del gas e dell’acqua. L’ago era cari- 
cato da una pila secca di Zamboni di 300 elementi, di cui 
un polo comunicava col suolo; la sua sospensione bifilare era, 
nelle condizioni di minore sensibilità, ed una Daniell campione, 
vi produceva una deviazione di circa 52 divisioni. Caricando l’ago 
con 9 Bunsen ottenni una deviazione di 5,7 per cui la forza 
elettromotrice della pila secca poteva ritenersi di circa 80 Bunsen. 
La lettura si faceva mediante cannocchiale e scala distanti 
circa 1,5 m. dallo specchietto dell’elettrometro e circa '/, metro 
dell’immagine alla scala formata dallo specchietto che è concavo. 
L’elettrometro era stato regolato nel modo solito, in modo 
da non esser deviato per la carica dell’ago, quando i due qua- 
dranti erano in comunicazione fra loro e col suolo; tuttavia le 
deviazioni prodotte dalla Daniell nei due sensi differivano di 
circa due divisioni, forse per irregolarità nella sospensione bifi- 
lare, o nell’asse di rotazione dell’ago; anche lo zero variava di 
qualche decimo di divisione dal principio alla fine dell’esperienza, 
e fu fatta l’opportuna riduzione e correzione. 
Anche in queste esperienze ho trovato molto opportuno di 
aumentare la capacità dei quadranti, ponendo le due coppie in 
comunicazione colle armature di un condensatore. Senza questo, 
essendo i fili di comunicazione scoperti, ed i quadranti isolati, 
bastava lo spostamento d’una mano perchè l’ago deviasse per 
effetto d’induzione ; inoltre l’azione meccanica di chiudere il tasto 
bastava per produrre elettricità sufficiente per deviare l’ago di una 0 
due divisioni. Questi inconvenienti sparivano coll’uso del conden- 
