360 G. GUGLIELMO 
satore che aveva la capacità totale di un microfarad, ma che 
agiva bene anche con ‘'/,, di detta capacità. 
Ho continuato a servirmi dell’elettrometro che aveva già 
adoperato molte volte in tali ricerche, credo però che si po- 
trebbe usare ugualmente un galvanometro a riflessione, di gran 
resistenza, che è d’un uso più comune. Non ho fatto prove in 
tal modo; un inconveniente si ba in ciò che la deviazione alla 
chiusura del tasto quando non è ancora È : i, =#:7, varia colla 
durata dell'intervallo fra la chiusura del circuito A C e la separa- 
zione dell’elettrometro, che quindi dovrebbero essere prodotte non 
più a mano; è da notare inoltre che coll’elettrometro tale intervallo 
può essere brevissimo, e l’ elettrometro accusa permanentemente 
la variazione di potenziale avvenuta, mentre col galvanometro, 
diminuendo la durata di tale intervallo diminuisce anche la quan- 
tità di elettricità che attraversa il galvanometro e quindi anche 
lo spostamento dell’ago. 
Per chiudere il reoforo A C, separare immediatamente dopo 
l’elettrometro ed immediatamente dopo interrompere nuovamente 
il reoforo A ©, perchè non avvengano perturbazioni nella coppia 
usai la seguente forma di tasto rappresentato schematicamente 
nella figura 
Un braccio di rame 4 d’un bilanciere riposando sopra una co- 
lonnetta di rame d isolata ed in comunicazione con una coppia di 
quadranti pone questa, per mezzo dell’asse di rotazione e, in comu- 
nicazione col punto B del circuito; l’altro braccio pure di rame d 
del bilanciere, isolato dal primo, comunica col punto A. Battendo 
su questo braccio con una astina di rame e con manico isolante, 
ed in comunicazione col punto C si chiude il reoforo AC e 
quasi simultaneamente si stacca il braccio a dalla colonnetta e 
l’elettrometro rimane isolato. Perchè il reoforo AC sia inter- 
rotto subito dopo, la comunicazione del braccio d con A si fa 
mediante un prolungamento di esso braccio che pesca in un poz- 
zetto con mercurio m direttamente comunicante con 4; regolando 
