602 G. GUGLIELMO 
usati. Avendo cura di evitare i suddetti due inconvenienti la de- 
viazione non variava sensibilmente quando variava un poco la 
lunghezza delle scintille AC e la posizione del martello dell’in- 
terruttore. 
Le resistenze erano formate da fili di packfong di circa 0,2 mm. 
di diametro ricoperti di seta, ripiegati per metà ed avvolti in 
modo che due spire successive fossero distanti di 2 a 3 mm. ed 
in esse la corrente andasse in direzioni contrarie, dimodochè ho 
creduto di poter trascurare gli effetti dell’estracorrente prodotta 
in essi. 
I commutatori erano formati ciascuno da un doppio bilanciere 
di grosso fil di rame, le cui estremità si facevano pescare in 
pozzetti con mercurio : la corrente giungeva per gli assi che ruo- 
tavano in istretti tubi di vetro contenenti mercurio. La sensibilità 
della bussola era stata aumentata mediante una sbarra magne- 
tizzata. 
La pila da porsi nel circuito della scintilla era di 5 elementi 
di Bunsen ad acido cromico per ciascun ramo ; sulla sua resi- 
stenza determinata col metodo di Mance, solo quando essa era 
rimasta carica da parecchie settimane ed aveva servito spesso, 
ed i liquidi erano molto alterati rimane un po’ d’incertezza, giacchè 
essa risultò di circa 5 ., S., mentre altre esperienze sulla resi- 
stenza di un elemento con liquidi nuovi darebbero una resistenza 
totale di circa 1,5 a 2 «.,S., e nelle esperienze sulle scintille 
la resistenza della pila più quella del galvanometro non appare 
realmente superiore a 2 o 3 «.,,S. In successive esperienze ebbi 
cura di togliere una simile causa di errore. 
Ponendo nel circuito di questa pila una resistenza di 10000 
“., 8. ed in derivazione uno dei rocchetti del galvanometro con 
una resistenza addizionale di 5 w., S., mentre l’altro ramo della 
derivazione aveva una resistenza di 1 w., S. avevo la deviazione 
di 110, quindi prendendo per unità di corrente quella che percor- 
rendo entrambi i rocchetti produce la deviazione di una par- 
ticella, si ha 
RN: E.1 E 
10000.6,254 5,25 62500 
Osservavo le deviazioni parecchie volte alternativamente colla 
pila agente nel senso della scintilla, in senso contrario , senza 
azione, poi nuovamente dopo aggiunte le resistenze p, e p. Nella 
