NUOVO APRARATO l'KR MISURARK RASI TOrOGRAFlCIIE 501 



Indicando con i^ la media delle letture sul i)unto a terra 

 fatte all'estremo B e con t^ la media di quelle fatte all'estremo C : 

 con ì)^ e L\ le medie delle due letture fatte dal medesimo os- 

 servatore sulle lastrine h e e che trovansi agli estremi dell'asta 

 e corrispondenti alla Jc'^""" portata, si avrà per la lungliezza to- 

 tale T della base la formola seguente: 



n n 



essendo n il numero delle portate, ed L la ìunghozza normale 

 dell'asta di misura. 



La campionatura dell'asta sarà bene farla prima e dopo la 

 misura della base, si avranno cosi due valori di L di cui si 

 prenderà la media. 



Con questo apparecchio abbiamo fatto misurare da alcuni 

 allievi ingegneri una base sul corso Cairoli in vicinanza del Po. 

 Ritenuta la lungliezsa normale L dell'asta di misura 



L = 3"', 999702 



come risultò dalla campionatura dell'asta stessa, fatta prima e 

 dopo della misura della base , il risultamento ottenuto fu il se- 

 guente : 



Andata {da sud a nord). 

 V Osservatore. 



n n 



n^76 ^&^^_131'""\60;^f, = + 29,75 



t 1 



f^^f^— 100 = 5,05 



J'j = 76x3999""" .702— 131,60 +29,75 + 5,05 = 



= 303880'"'", 552. 



