MODO DI MISUrvAIlE j/jNTENSlTÀ DELLE CORRENTI ELETTRICHE. 230 



esisto, p(!r l'angolo di deviaziono, un valore o. nuissimo currispon- 

 dento ad una certa distanza fra la porzione orizzontale della cor- 

 rente e l'ago. Ho anzi trovnta a questo riguardo la relazione : 



I^=X) sen y. tang y. -\- q sen" y. tang y. [a) 



nella quale p Q <i sono due costanti dello strumento facili a deter- 

 minarsi mediante due esperienze preliminari. 



Quindi, semplicissimo è il modo di procedere alla misura del- 

 l'intensità di una data corrente elettrica. Si inserisca nel circuito 

 di quest'ultima il conduttore dell'apparato, già disposto preven- 

 tivamente nel meridiano magnetico ; tale conduttore essendo un 

 filo di rame il cui diametro è di circa 3 millimetri e la cui lun- 

 ghezza è allincirca di mezzo metro, la sua introduzione nel circuito 

 non modifica sensibilmente l'intensità della corrente clie si studia. 

 Poscia s'innalzi o si abbassi leutamente il conduttore, tenendo 

 d'occLio lago, fino a che questo abbia raggiunta la sua massima 

 deviazione, la quale si potrà leggere subito sopra un cercliio gra- 

 duato sottostante; la formola {a) ci permetterà immediatamente 

 di calcolare l'intensità della corrente. 



Era necessario che, prima di proporre l'uso dell'apparato reo- 

 metrico a massima deviazione, io mi assicurassi della concordanza 

 fra la legge teorica su cui esso si fonda e la esperienza, facendo 

 agire sull'apparato stesso correnti d'intensità preventivamente cono- 

 sciute. Ciò venne fatto, ed i risultati ottenuti già esposi in un pre- 

 cedente lavoro : qui ricordo soltanto che dalle numerose prove 

 eseguite risultò potersi lo strumento adoperare comodamente e con 

 sufficiente precisione quando le intensità di corrente da misurarsi 

 sono comprese fra la metà di un ampère e dieci ampère circa. 



Più tardi mi accinsi a nuove verificazioni sperimentali anche 

 più estese delle precedenti ; esse furono eseguite nel Laboratorio 

 di fisica del Regio Museo Industriale, colla gentile annuenza del 

 Prof. Galileo Ferraris e colla cooperazione del suo assistente Dottor 

 Paolo Morra. In ciascuna esperienza si inserivano in uno stesso 

 circuito : 1° Una pila di elementi Bunsen, il cui numero poteva 

 variare da 2 a 40 ; 2" Un voltametro ad acqua acidulata , in 

 cui l'effetto elettrolitico, misurato colle dovute precauzioni, faceva 

 conoscere l'intensità della corrente; 3° l'apparato reometrico a 

 massima deviazione ; 4° un altro stromento misuratore di correnti 

 che in molti casi fu l'elettrodinamometro di Werner Siemens ed 



Atti R. Accad. . Parie Fisica — ^ ol. XIX. 16 



