240 GIUSEPPE BASSO - MODO DI MISURARE l'iNTENSITÀ ECC. 



in alcuni altri fu il galvanometro a spina di pesce , di Marcel 

 Deprez. Quest' ultimo apparato è destinato alla valutazione di 

 correnti molto intense, anzi cosi intense che per esse non sarebbe 

 più adatto il mio reometro ; perciò non lio potuto fare a questo 

 riguardo numerosi e decisivi confronti. Ma ogniqualvolta mi oc- 

 corse di far agire una medesima corrente sul mio reometro e sul- 

 relettrodinamometro Siemens (a filo sottile), ottenni risultati, dai 

 quali raccordo fra le indicazioni dei due strumenti appariva ab- 

 bastanza soddisfacente. 



Un altro scopo avevano questi miei nuovi studi. Nella for- 

 mola (a) il termine qsen^ c/.tsingc/. nasce dalla considerazione del- 

 l'azione esercitata sull'ago dalle due porzioni verticali di corrente. 

 Quest'azione è assai debole a fronte di quella dovuta alla porzione 

 orizzontale. Era però utile il ricercare se, dando a quest'ultima 

 una lunghezza notevole (nel mio apparato essa è di m. 0,52), non 

 si possa addirittura del tutto trascurare quel termine, in modo che 

 le costanti nello strumento si riducano alla sola j^ e cos'i siano 

 ridotti alla massima semplicità i calcoli numerici che si debbono 

 eseguire: cosicché, posto nella formola per a il valore della de- 

 rivazione massima fornito dallo strumento , se ne ricavi subito 

 l'intensità I della corrente. 



Dal complesso delle mie nuove ricerche risultò appunto che 



questa semplificazione è legittima ; la formola può dunque essere 



scritta: ^ , ,,, 



I — ^) sen a tang a (6) , 



nella quale, pel mio apparato, ho trovato per la costante ^j il 

 valore 6,5. 



L'unita tavola grafica mi dispensa dal presentare, raccolti in 

 quadri numerici, i risultati delle mie numerose esperienze. Di più 

 la stessa tavola La il vantaggio di fornire direttamente, per lo stru- 

 mento a cui essa si riferisce, l'intensità di una corrente qualunque 

 che corrisponde ad un dato angolo di massima deviazione. Basterà 

 avvertire che le ordinate della curva (parallele alla 01) rappre- 

 sentano le intensità di corrente, equivalendo l'ampère alla lun- 

 ghezza del doppio centimetro ; le ascisse (parallele alla a) sono le 

 deviazioni massime fornite dall'apparato reometrico ed ogni grado 

 di deviazione vi è rappresentato dalla lunghezza di tre millimetri. 



