PETERMINAZIONE DELLA KESISTENZA ELETTIilCA H] IN KILO, ECC. 4 85 



ccssai'iamcatc di rame, e quindi molto impressionabile ai cambia- 

 menti di temperatura : e piìi tardi dovevano confroutarc questa re- 

 sistenza, sempre grande, col filo campione, uguale all'unità Siemens 

 od all'unità dell'Associazione Britannica. — Tutti hanno proso per 

 sistema induconte e per sistema indotto due rocchetti cilindrici, com- 

 posti di più strati di filo, ed affacciati a qualche distanza, cogli assi 

 sopra una stessa retta -. ed è ben nota la difficoltà di dedurre da mi- 

 suro geometriche coli' approssimazione di V;;ooo (^'^^ ^^^^ dovrà essere 

 almeno, se si vorrà lasciar margine agli altri errori possibili, per 

 poter contare sul millesimo nel risultato finale) il coefficiente d'indu- 

 zione di un sistema così fatto. 



Da questa rapida enumerazione apparirà manifestamente quanto 

 sia diversa la via da me battuta. 



Uno stesso galvanomotro serve per l'iudacente e per l'indotta. Per 

 osservare l'induceute (fig. 1), la pila P è chiusa dal filo induceute I 



FiG 2. 



ed al campione x da misurare, oltre che dai necessari fili di congiunzione 

 e da una cassetta di resistenza R. Dalle estremità A, B del campione 

 parte un ramo derivato che comprende il filo indotto II, il galva- 

 nometro G, una cassetta di resistenza S ed i fili di congiunzione. 



