DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ELETTRICA PI UN FILO, ECC. 489 



sul filo dei sogni finissimi, che si facevano via via collimare coi re- 

 ticoli dei microscopi : e che nell'avvolgimento venivano a distribuirsi 

 lungo delle eliche, la cui regolarità faceva fede della regolare distri- 

 buzione del filo : e servivano di riprova al numero delle spire, de- 

 terminato con un contatore applicato all'asse del cilindro. 



Il filo di rame , come ho detto, era scoperto : e per isolarne le 

 spire vi si avvolgeva contemporaneamente frammezzo del filo di co- 

 tone, perfetto, il quale si dipannava da un rocchetto immerso conti- 

 nuamente nell'essenza di trementina satura di paraffina. 



La distanza fra i reticoli dei due microscopi si è misurata esat- 

 tissimamente, col mezzo d'un metro campione della Società Ginevrina, 

 confrontato dal Prof. Pisati col metro campione di Pvoma. Ed a 

 questo metro sono state riferite tutte le lunghezze. 



A correzioni fatte , il diametro del solenoide, quale si deduce 



dalla lunghezza del filo di rame, è 30'^, 99334 ; 



mentre il diametro medio del marmo, osservato diret- 

 tamente col catetometro, era di 3C<^, 9588 



La differenza 0=, 03454 



coincide colla grossezza media del filo, la quale fu tro- 

 vata al microscopio di 0^=, 0341 



Quindi, assumendo pel diametro del solenoide il valore: 



D = 30e, 9933 , 



l'errore sarebbe inferiore a -''/.jOgooo • ^^ ^S^^ modo sempre trascura- 

 bilissimo, quantunque il diametro comparisca al quadrato nell'espres- 

 sione del potenziale. 



La lunghezza del solenoide, che comparisce nel denominatore di 

 queir espressione, non si è potuta finora misurare con un' esattezza 

 maggiore di O'^jOl, ed è risultata di 110% 700. Conto perù, se non mi 

 mancherà il tempo, di arrivare ad ottenerne l'espressione con una 

 cifra di piìi. 



Il numero totale delle spire è 1871 e così : 



1871 

 I1G,7 



