DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ELETTRICA DI UN FILO, ECC. 491 



Quello tlel cilindro medesimo sul secondo rocchetto , collocato 

 come sopra, di 



G19GGG X 10^ C. G. S. 



E l' errore relativo di (questi numeri credo che non superi gli 

 0,00008. 



Dei cordoni a sette capi di filo di rame con grosso involucro di 

 guttaperca congiuugono i vari apparati, sono per ogni dove accop- 

 piati e ritorti, così che non esercitino veruna azione elettrodinamica ; 

 e sono sospesi per mezzo di fili di guttaperca. 



I commutatori sono tutti di rame e mercurio sull' ebanite, tirata 

 a pulimento speculare ; meno uno, che ha i pozzetti di porcellana 

 ben lavata ed asciutta, ed appoggiata sulla paraffina. 



II galvanometro è del modello di Magnus, costruito da 0. Plath 

 di Berlino ; ma i suoi rocchetti sono stati avvolti qui di nuovo : in 

 tutto constano di 804 spire e presentano la resistenza di circa 11 

 ohm. Il sistema astatico dei due aghi è stato qui pure modificato, 

 ed impiega 17 secondi a fare un'oscillazione completa. Lo smorza- 

 tore di rame agisce mediocremente. 



La scala col cannocchiale è distante dallo specchietto 6"»: e nulla 

 di meno vi si possono apprezzare bene i decimi di millimetro. Le 

 deviazioni utilizzate non sono mai state inferiori a 7-4<^ ; e venivano 

 moderate mediante la cassetta di resistenza S, inserita nel ramo del 

 galvanometro. 



La pila era composta di elementi Danieli (da 1 a 20, secondo i 

 casi), colle due soluzioni della densità 1,15, rinnovate ogni giorno, 

 e collo zinco ogni giorno rimalgamato. Il solfato di zinco era stato 

 bollito col carbonato e ne teneva sempre in sospensione. 



La corrente che circolava nel solenoide iuducente (di circa 852 ohm), 

 ha avuto intensità diverse: da 0,001 a 0,1 di ampère. 



Talvolta la pila veniva chiusa da un filo metallico , così che si 

 mandava nel solenoide una corrente derivata. Piìi spesso vi si man- 



