DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ELETTRICA DI UN FILO, ECC. 493 



M'era prefisso di mantener costante la velocità coll'artificio usato 

 (la lord Eayleigli , o merce la ruota fonica di Poul La Cour , che 

 posseggo ; ma finora , preoccupato di continuo dalla ristrettezza del 

 tempo , non vi sono riuscito. E tale malaugurata preoccupazione 

 m'ha sempre fatto procedere per via di compensi e di spedieuti, ren- 

 dendo doppiamente faticoso ed incerto il mio lavoro. 



Per determinare il numero delle correnti indotte, che dovevano 

 passare al secondo nel galvanometro, a fine di produrvi una data de- 

 viazione, mi sono valso finora di un cronografo Hipp con tre elettro- 

 calamite. Una e comandata da un interruttore apposito, applicato 

 all'asse degli eccentrici, ed isolato da tutto il resto. La seconda funziona 

 sotto l'azione diretta dell'orologio astronomico n." 96 di F. Gutkaes in 

 Dresda, collocato nella specula del E. Istituto geografico militare, e 

 comunicante col mio Laboratorio per mezzo d'una linea telegrafica 

 di 210'". La terza obbedisce ad un tasto prossimo al cannocchiale 

 d'osservazione, e segna un punto allorché la deviazione del galvano- 

 metro è quella desiderata. 



L'intervallo corrispondente ad un secondo ha variato sulla zona 

 dai 7 agli 8''-. Si misurano duo tratti: uno di 10-^, l'altro di 20% 

 che comprendano nel mezzo il punto impresso dalla terza elettroca- 

 lamita : e si prende il valor medio delle due letture, la cui differenza 

 non arriva mai ad Vi;ìoo' T'i-lchè si può ritenere che l'errore di questa 

 determinazione non oltrepassi per ciascun numero i 0,0005 : e viene 

 poi notevolmente attenuato col ripetere le osservazioni e col prenderne 

 le medie. 



L'orologio ha un buon andamento, avanza di circa mezzo secondo 

 al giorno sidereo : quindi per passare al tempo medio solare basta 

 senz'altro accrescere il risultato finale di 0,00273. Il lato debole e la 

 maniera in cui vien chiusa la corrente; perchè il contatto si stabi- 

 lisce fra un filino di platino portato dal pendolo ed una gocciolina 

 di mercurio. 



In generale, non sono ancora pienamente contento né di questo 

 modo di contare le correnti indotte, che è troppo lungo e tedioso; nò 

 del motore Schmid, che non ha l'andamento regolare che vorrei: e, se 



