494 ANTONIO RÒITI 



sarà il caso d'insistere in queste ricerche, migliorerò questi due punti. 

 Ma ad ogni modo credo che, anche così come stanno ora gli apparati, 

 sul mezzo millesimo ci si possa contare con piena fiducia. 



Un'altra circostanza, per me ben dolorosa, ha reso incerte delle 

 lunghe serie d'esperienze. La mia stanza da lavoro è spaziosa, a pian 

 terreno, molto stabile, esposta a tramontana ; ma è contigua col la- 

 boratorio di chimica: cosicché ho la disgrazia d'avere per vicino il 

 Prof. Ugo Schiff. Il quale (pare incredibile!) è andato portando qua 

 e là dei lunghi pezzi di ferro, sebbene m'avesse promesso formal- 

 mente di astenersene. Ed ora che, con questa denunzia pubblica, ho 

 inflitto allo Schiff la pena che merita, passo a dire succintamente 

 come si fanno le osservazioni. 



Ogni giorno, prima di principiare, si riamalgamano i martelletti 

 dell'interruttore, si prova se i contatti sono perfetti e, mediante il 

 cronografo, si prende il tracciato delle aperture e chiusure operate dai 

 martelletti dell' inducente e dell'indotto, per verificare se la posizione 

 relativa degli eccentrici è la migliore. 



Fatto ciò, si dà all'interruttore, guardando il tachimetro, una 

 velocità che poco si scosti dalla normale. Poi si mettono le mor- 

 setto Dii. , Mi (fig. 1) affinchè il circuito resti chiuso costantemente 

 in ogni punto : e si legge la deviazione definitiva dovuta alla deriva- 

 zione dell' inducente. In seguito si levano le morsetto, si effettua la 

 commutazione atta a mandare nel galvanometro le correnti indotte : 

 e con appropriati segnali si danno gli ordini al meccanico che rallenti 

 o stringa il freno, che dia la via alla carta del cronografo, ecc. ecc. 

 Quando la velocità dell'interruttore, e perciò la posizione del galva- 

 nometro, variano lentamente, si fanno tre letture alla distanza di 

 circa 3 '"^ della scala, scegliendole in guisa che la seconda coincida 

 colla deviazione prodotta in precedenza dalla corrente induccnte. In 

 fine si rimettono le morsetto e si ripete la lettura dell' inducente. 



Così è compiuto un gruppo d'osservazioni: e per ciascun gruppo 

 si legge il termometro a decimi di grado (apprezzando i centesimi), 

 che si trova infilato nel campione di resistenza, il quale è in un 

 grande bagno d'acqua, fasciato di feltro. 



Popò aver misurato il tracciato del cronografo in corrispondenza 



