512 GIOVANNI GUGLIELMO 



parso chiaramente che la rarefazione si ottenesse con un numero 

 di colpi assai minore eli quello che si richiede colla pompa di 

 Topler nella quale la presenza di un po' d'umidità che si con- 

 densa alla sommità del recipiente fisso e non può essere scacciata 

 impedisce affatto di ottenere una rarefazione anche solo mediocre 

 fintantoché il vapore non è assorbito dalla sostanza disseccante, 

 ciò che richiede varie ore. 



Per misurare la pressione si potrebbe mediante una scala in 

 millimetri misurare, essendo B in comunicazione coli 'atmosfera, 

 la differenza di livello del mercurio in J. e in J5: 1" quando B 

 è in basso e l'aria ha per volume la capacità di A\ 2" quando B 

 è sollevato e la stessa aria ha assunto un volume noto molto 

 piccolo nel tubo al disopra di A. Naturalmente la chiavetta C 

 deve essere chiusa. Sarebbe conveniente di dividere questo tubo 

 in varie parti di uguale capacità per ottenere vari valori di questa 

 pressione e prender la media: così si potrebbe toner conto del 

 vapore che per caso esistesse in detta aria. — Si potrebbe anche, 

 tenendo A q B mediante la chiavetta D separati fra loro e 

 dall'atmosfera vedere come varia detta differenza di livello quando 

 il mercurio passa da una all'altra delle suddette divisioni. 



Un' altra modificazione della pompa a mercurio è suggerita 

 dal fatto della maggior rarefazione ottenibile colla pompa di 

 Topler, che non con quella di Geissler. Si attribuisce ciò all'as- 

 senza nella prima di valvole e chiavette ; pure alla pompa di 

 Bessel-Hagen è unito un tubo di congiunzione con parecchio 

 chiavette e superficie smerigliate che tengono a perfezione e non 

 impediscono quindi di ottenere grandissime rarefazioni. Mi pare 

 invece che la ragione di tal fatto stia in ciò che la colonna 

 di mercurio che trovasi nel tubo d'efilusso tende ad aumentare 

 notevolmente il volume dell'aria che si vuole scacciare contro- 

 bilanciando quasi totalmente la pressione atmosferica, per cui la 

 quantità d'aria che potrebbe rimanere sotto forma di bolle o 

 di strato aderente alle pareti è piccolissima. È bensì vero che 

 a misura che quest'aria scende nel tubo la sua pressione cresce 

 fino a divenire alcun poco superiore all'atmosferica, ma ciò av- 

 viene in luoghi che poi sono ricoperti da una colonna di mercurio 

 tanto più alta quanto più essi sono in basso. Così per es. se 

 alla metà del tubo rimanesse una parte dell'aria che si scaccia 

 e che ivi ha la pressione all'incirca di /^^ atmosfera, quest' aria 

 rimasta si troverà poi ricoperta da una colonna di mercurio 



