Die Anwendung des Polarisationsmieroscops auf die 
Untersuchung der organischen Elementartheile. 
Die Anwendung des Polarisationsapparates für die mieroscopischen Beobach- 
tungen ist ohne Einsicht in die optischen Vorgänge von keinem wissenschalt- 
lichen Nutzen. Die physikalischen Lehrbücher geben wohl über die Polarisations- 
Erscheinungen im Allgemeinen, nicht aber über das Polarisationsmieroscop Auskunft, 
so dass es für den nicht speziell physikalisch gebildeten Microscopiker wohl sehr 
schwierig und zeitraubend sein möchte, sich eine Einsicht in die Erscheinungen 
zu verschaffen, welche für ihn gerade von Wichtigkeit sind. Nun hat zwar Carl 
von Erlach (Müllers Archiv 1847) eine theoretische Auseinandersetzung gegeben. 
Dieselbe genügt aber für den jetzigen Standpunkt nicht mehr, 
Ich sah mich daher veranlasst, meine Abhandlung über die Polarisations- 
erscheinungen in zwei Theile zu sondern, einen allgemeinen, welcher die optischen 
Gesetze behandelt, und einen speziellen, welcher sich mit der Anwendung der- 
selben auf die Elementarorgane beschäftigt. In dem allgemeinen Theil habe ich 
einleitend auch die elementaren Phänomene des Lichtes, welche zum Verständniss 
der Polarisationserscheinungen dienen, zusammengestellt. Der Physiker und der 
physikalische Physiolog werden diese Seiten überschlagen. 
Die Interferenz zweier Lichtstrahlen musste einlässlicher behandelt werden, 
als es in den physikalischen Lehrbüchern geschieht, weil sie die Grundlage für 
alle Vorgänge im Polarisationsmicroscop bildet. Von besonderer Wichtigkeit sind 
einige Probleme, welche die Intensität des aus der Interferenz resultirenden homo- 
genen Lichtstrahls unter bestimmten Bedingungen betreffen. Denn ihre Lösung 
gibt uns Aufschluss über die verschiedenen Erscheinungen, die ein einzelner doppel- 
brechender Körper und ein Paar solcher Körper für sich oder auf einem dritten 
doppelbrechenden Körper (Crystallplättchen) liegend darbieten. Diese Probleme 
mussten weitläufiger erörtert und mathematisch begründet werden, weil sie einer- 
seits gerade für das Polarisationsmieroscop stete Anwendung finden, und ander- 
seits in den optischen Handbüchern und soviel mir bekannt ist, überhaupt nicht 
1 
