Bette. "DEN 
als die schwächer gebrochenen an der Balsamschicht einen grössern Einfallswinkel 
haben, gehen durch dieselbe hindurch und verlassen das Prisma in einer mit den 
eintretenden Strahlen parallelen Richtung. Ein solches Nicol’sches Prisma wird 
über dem Beleuchtungsspiegel als Polarisator angebracht, ein anderes üher dem 
Ocular ‘als Analysator. Statt des letztern wendet man auch zweckmässig ein ge- 
wöhnliches (einfaches) Kalkspathprisma an, welches den Vortheil gewährt, dass 
man nach Belieben entweder das ordinäre oder das extraordinäre Bild allein oder 
beide neben einander beobachten kann. 
Bei der Anwendung des Polarisationsapparates geht immer viel Licht verloren; 
im untern Prisma wird die Hälfte der Strahlen (die ordinären nämlich) entfernt, 
ausser derjenigen Partie, welche die Absorption vernichtet; in besondern Fällen 
(nämlich bei der später zu erörternden Anwendung dünner Grystallplättchen) wird 
die übrig bleibende Hälfte der Strahlen im obern oder Zerlegungsprisma noch ein- 
mal in zwei Partien getheilt. Jedes der beiden Bilder hat also im allgemeinen 
kaum die Hälfte oder kaum den vierten Theil der Lichtstärke, den das mieroscopische 
Bild ohne Polarisationsapparat haben würde. 
Um diesem Uebelstande-zu begegnen hat Mohl (Pogg. Ann. CVII p. 178) 
eine zweckmässige Vorrichtung getroffen; er bringt unter dem Objecte einen achro- 
malischen aus 3 Linsen bestehenden Condensator von etwa drei Linien Brenn- 
weite und grossem Oeffnungswinkel an. Das aus dem Polarisator austretende 
Licht wird dadurch stark concentrirt; es wird aber zugleich das Gesichtsfeld in 
entsprechendem Maasse verkleinert und es ist desshalb wünschbar, dass das Prisma 
möglichst gross sei. Dasselbe sollte einen Querdurchmesser von 10 bis 12 Linien 
haben. Ausserdem muss dem Objecte so viel Licht als möglich zugeführt wer- 
den, was z. B. auch dadurch geschieht, dass man den Beleuchtungsspiegel durch 
ein Glasprisma ersetzt, dessen Querschnitt ein gleichseiliges Dreieck ist und das 
eine Länge und Breite von 15 bis 15 Linien hat. Das am meisten energische 
Mittel aber besteht darin, dass man direktes Sonnenlicht in derselben Weise wie 
beim Sonnenmicroscop anwendet. Es versteht sich überdem, dass die lichtstarken 
Objective die besten sind, und dass die schwächsten Objective die deutlichsten 
Bilder geben. 
Auch muss berücksichtiget werden, dass bei Anwendung eines Beleuchtungs- 
spiegels, die Stellung des polarisirenden Nicols nicht ganz gleichgültig ist. Das 
von dem Spiegel kommende Licht enthält nämlich schon eine gewisse Menge po- 
larisirter Strahlen, und zwar um so mehr, je mehr sich der Einfallswinkel 56°/,° 
nähert (vgl. Pag. 9). Diese polarisirten Strahlen werden nicht zerlegt, wenn 
eine der beiden Schwingungsebenen des Kalkspaths mit ihrer eigenen Schwingungs- 
ebene zusammentrifft. Wird das Prisma so gestellt, dass die Schwingungsebene 
der ordinären Strahlen mit derjenigen der einfallenden polarisirten Strahlen paral- 
lel ist, so gehen die letztern vollständig verloren. Dreht man es aber so, dass 
die Schwingungsebene der extraordinären Strahlen mit derjenigen des einfallen- 
den polarisirten Lichtes übereinstimmt, so gelangt dasselbe vollständig durch das 
Prisma hindurch ins Gesichtsfeld. Die Polarisationsebene der vom Spiegel kom- 
menden Strahlen geht durch die Einfallsrichtung des aufgefangenen Lichtes und 
