Ber en 
bietet, gewähren ein Interesse. Diese gekreuzte Lage von Polarisator und Ana- 
lysator, die während der Untersuchung unveränderlich bleibt, werde ich in der 
Folge auch immer voraussetzen, ohne sie besonders zu erwähnen. Wird unter 
der eben genamnten Bedingung ein doppelbrechender Körper um seinen senk- 
rechten Durchmesser gedreht, so zeigt er sich bald dunkel, bald hell. 
Um die Erscheinungen genau zu studiren, ist es, wo nicht unumgänglich 
nothwendig doch sehr fördernd, wenn auf dem Öbjectlisch des Microscops eine 
drehbare Scheibe angebracht wird. Dadurch ist man im Stande, den zu beob- 
achtenden Gegenstand in jede beliebige Winkelstellung zu den Schwingungsebenen 
der beiden Prismen zu bringen. Viele der neuern Microscope haben einen dreh- 
baren Tisch. Mit demselben dreht sich aber meistens zugleich die Röhre, welche 
die Objectiv- und Ocularlinsen und somit auch den Analysator trägt. Letzterer 
soll aber unbeweglich bleiben. Man kann ihn mit der einen Hand fest halten, 
indess man mit der andern den Tisch dreht; allein diess Verfahren ermangelt für 
subtilere Fälle der nöthigen Präcision, indem der Analysator kleine Schwankungen 
erleidel. Viel zweckmässiger ist es, den letzteren auf irgend eine Weise (z. B. 
durch einen Stab) mit dem Stativ fest zu verbinden, so dass er, wenn Tisch 
und Röhre sich drehen, unverrückt bleibt. Indessen ist auch hier noch ein Fehler 
möglich; die Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Linsen selbst sich zum polari- 
sirten Lichte in ungleichen Stellungen ungleich verhalten können. Wie sich in 
der Folge ergeben wird, verändert ein doppelbrechender Körper seine Farbe, wenn 
man ihn im Polarisalionsapparat auf einem Crystallplättchen um seine verticale 
Axe dreht. Eine leichte Farbenmodification kann aber auch schon durch Drehen 
des Microscoptubus allein erfolgen; sie muss, wenn sieh dieser mit dem Objecte 
dreht, auf die Farbennüancen des letztern einwirken. 
Desswegen ist es das einzig vollkommen Zweckdienliche, wenn sich der Tisch 
des Microscops allein dreht oder wenn auf demselben sich eine drehbare Scheibe 
befindet. Noch ist aber beizufügen, dass wegen der Kleinheit des Gesichtsfeldes 
im Polarisationsmieroscop eine höchst genaue Centrirung der Scheibe erheischt wird. 
Dreht man nun den doppelbrechenden Körper in der angegebenen Weise, so 
gelangt man zu einem Punkt, wo er dunkel wird, wie eine einfachbrechende 
Substanz; und diess wiederholt sich bei fortgesetziem Drehen immer, nachdem 
man 90° zurückgelegt hat. Man hat also A Lagen der Verfinsterung. In der 
Substanz mit doppelter Brechung gibt es (mit Ausnahme der optischen Axen) 
für jeden Durchgang der Lichtstrahlen zwei rechtwinklig zu einander gestellte 
Schwingungsebenen von ungleicher Natur. Wenn nun diese Schwingungsebenen 
mit derjenigen der beiden Prismen zusammentlrelfen, so gelangt kein Licht in das 
Auge des Beobachters; denn die durch das untere Prisma polarisirten Strahlen 
gehen unzerlegt durch die entsprechende Schwingungsebene des doppelbrechenden 
Körpers und kommen also mit der nämlichen Schwingungsrichtung, als ob er nicht 
da wäre, zum analysirenden Prisma, wo sie vollständig verschwinden. Hat aber 
der Körper irgend eine andere Lage und bilden seine Schwingungsebenen irgend 
einen Winkel zwischen 0 und 90° mit denen der beiden Prismen, so findet eine 
Zerlegung der vom untern Prisma kommenden Strahlen statt, indem sie auf die 
