g 
Hebeldynamometer nenne, den ich aber hier nur so weit erörtere, als 
für unseren Zweck nöthig ist, da ich auf denselben später zurück- 
- kommen muss. 
An der Messingsäule s (Fig. 2) ist die durch die Schraube r fest- 
stellbare Hülse e verschiebbar. An dieser befindet sich ausser einem 
Gradbogen ein auf einer Schneide (hinter d) ruhendes dreiarmiges 
Hebelwerk. Von den beiden in gerader Linie liegenden Hebelarmen A 
und 4’ dient der längere, welcher 110 Millim. misst, als Index auf dem 
Gradbogen, der kür- Figur 2, 
zere von 20 Millim. 
Länge zum Auflegen 
der Blätter, wäh- 
rend der dritte, aus 
einem heraus- 
schraubbaren Stift 
bestehende Arm (p), 
einen rechten Win- 
kel mit den genann- 
ten Armen bildet 
und verticalabwärts 
gerichtet ist. Wird 
er aus dieser Lage, 
z. B. durch Druck 
auf den kurzen He- 
belarm 4’ gebracht, 
so wächst, wie beim 
Pendel, die Kraft 
mit welcher der 
Hebelarm p» seiner 
Gleichgewichtslage 
zustrebt mit dem 
Sinus des Ausbie- 
gungswinkels. Durch Einschrauben verschieden langer und schwerer 
Stifte, sowie durch Anbringen von Kugeln an diese, lässt sich natürlich 
die zu gleicher Ausbiegung nöthige Kraft modifieiren und so auch der 
an dem Gradbogen abzulesende Ausschlag reguliren, welehen die Auf- 
legung eines Blattes auf den kurzen Hebelarm (7) bewirkt. 
Um die Blätter auflegen zu können befestige ich längs der Mittel- 
rippe auf der Blattoberseite einen Draht, der einerseits bis an das Ge- 
lenk reicht, anderseits eine Strecke über die Blattspitze hinausragt. 
8 
#2 
N 
I 
H 













































NMTNNTSNTRTTNTNENTEETTRITENEAFEUTÄNTEEITTENREREEUTTETR 

