2 
auch durch die Demonstratoren des Physiologischen Institutes, 
die Herren stud. med. Vict. Frey und Gust. Bayer, derzeit die 
Arbeiten fuhrt. 
Diese waren wesentlich zweierlei. Erstens mussten die 
Methoden erprobt und nach Kraften verbessert werden, eine 
Arbeit, die voraussichtlich noch lange nicht aufhéren wird. 
Trotz dieses Umstandes schien es doch geboten, das in dieser 
Beziehung Gewonnene einmal festzuhalten, auf die Gefahr hin, 
dass schon in den nachsten Tagen in einem oder dem anderen 
Punkte eine vortheilhafte Modification gefunden wird. Ich lasse 
also im folgenden eine Beschreibung der verwendeten Apparate 
und aller bis zum heutigen Tage als vorteilhaft erkannten 
Kunstgriffe folgen. Zweitens wurden einige Expeditionen mit 
Phonographen ausgeriistet; diese brachten Phonogramme mit, 
andere wurden in Wien aufgenommen. Dieselben mussten fir 
unsere Zwecke verarbeitet werden, wobei sich allerlei Erfah- 
rungen sammeln lieSen, die fiir die Anlegung eines Archives 
bedeutungsvoll sind. Auch diese unsere Arbeiten will ich im 
folgenden schildern. 
A. Methoden. 
Wie im I. Berichte hervorgehoben wurde, hatte sich die 
Commission fiir die Construction eines Phonographen ausge- 
sprochen, der zwecks der galvanoplastischen Vervielfaltigung 
die Aufnahmen auf einer Platte gestattet. Dieselbe hat aus der 
bereits reichlich erprobten Masse zu bestehen, die Edison zur 
Herstellung seiner Phonograph-Cylinder verwendet. Darauf sollte 
die Schrift nach dem Edison’schen Principe und nicht nach dem 
des Grammophons eingegraben werden, d.h. die Ordinaten der 
Wellen stehen senkrecht auf der Plattenflache, nicht (wie beim 
Grammophon) radiar auf derselben. Dieser neue, wesentlich 
nach den Constructionsangaben des Herrn Fr. Hauser vom 
Mechaniker des Physiologischen Institutes Herrn L. Castagna 
ausgefiihrte Phonograph wurde »Archiv-Phonograph« genannt. 
I. Der Archiv-Phonograph. 
Auf einer festen Eisenplatte ist in passenden Axenlagern 
(bei 12 und 13 der Fig. 1 und 2, welche den Apparat von zwei 
