3 
Lattenscala. Diese Schatzung kann jedoch ganzlich entfallen, 
wenn das in den Lagern rotierende Fernrohr mit einem 
Schraubenmikrometer versehen ist. In diesem Falle erfolgt die 
Bestimmung des Lattenstiickes, welches kleiner ist als das 
kleinste Intervall der Lattenscala durch Messung mit der Mikro- 
meterschraube, wodurch ein grofer Grad der Genauigkeit in 
der Bestimmung der Lattenhdhe und der Horizontaldistanz 
erreicht wird. Die bis jetzt beim Pracisions-Nivellement ver- 
wendeten hélzernen Nivellierlatten mtissen wahrend der Arbeit 
stets einer Priifung mit Hilfe eines Normalmeters unterzogen 
werden: Diese tégliche mehrmalige Priifung, welche mtihsam 
und zeitraubend ist, erstreckt sich jedoch nur auf die ganzen 
Meter der Nivellierlatte, indem stets vorausgesetzt wird, dass 
die Anderungen in den Unterabtheilungen proportional der 
Prifungszeit stattfinden. Hieraus folgt, dass eine vollstandige 
Controle der Verdinderungen, denen die Latte durch den Ein- 
fluss der Feuchtigkeit und der Temperatur unterworfen ist, 
durch diese Art der Untersuchung nicht erreicht werden kann. 
Aus diesem Grunde habe ich fiir die Ausfiihrung eines 
Pracisions-Nivellements eine Latte construiert, welche einen 
Nickelstahlstab enthadlt, welcher aus einer Legierung von 36°/, 
Nickel mit 64°/, Stahl besteht und nach den Untersuchungen 
von Guillaume den kleinsten Ausdehnungscoefficienten aller 
Metalle besitzt. Aus diesem Grunde eignet sich diese Legie- 
rung ganz besonders fur Mafistabe, da ein Fehler in der Tempe- 
raturbestimmung des Stabes nur einen sehr kleinen Fehler der 
ermittelten LattenhOhe erzeugen kann. 
Die beiliegende Abhandlung tber das von mir construierte 
Nivellierinstrument enthdalt die Beschreibung, Rectification, sowie 
den Gebrauch und die Genauigkeit desselben bei der Bestim- 
mung der Lattenhohe und der Horizontaldistanz. Aus derselben 
ist zu ersehen, dass die Beobachtungsresultate, welche durch 
ein mit einer Doppellibelle und einem Schraubenmikrometer 
versehenes Pracisions-Nivellierinstrument erhalten werden, 
unabhangig sind von einem vorhandenen Excentricitatsfehler 
der Visierlinie und von einer Ungleichheit der Ringdurch- 
messer des Fernrohres, sowie frei von dem Einflusse einer 
nicht genauen Parallelfiihrung des Ocularauszuges zu den 
1* 
