Die meteorologiſchen Tabellen 
find nach meinem auf der Reiſe geführten meteorologiſchen Jour— 
nale gearbeitet. Einige der Columnen bedürfen vielleicht einer Erz 
klärung. . 
Die Columne »Siedhitzpunkt des Waſſers« bezieht ſich auf 
meine mit zwei Thermometern angeſtellten Beobachtungen, welche 
nach meiner Angabe von J. W. Edwards in Boſton angefertigt, 
wurden, jeder von 85 bis 100 Celſius variirend und jeder Grad 
in Zehntel getheilt. Ich machte auf dem Wege viele Experimente 
mit ihnen, um den relativen Unterſchied zwiſchen dem Siedhitzpunkte 
des Waſſers und der Queckſilber-Columne meines Barometers zu 
- finden. Aus ungefähr 50 ſolcher Beobachtungen, welche ich auf 
einem Umfange von 23 bis 29 Zoll meines Barometers machte, 
zog ich den allgemeinen Schluß, daß 1 Zoll meines Barometers 
bei einer Temperatur von 320 Fahrenh. gleich ſei 10,04138 Sied- 
punkt Therm. C., und 1° Th. C. —= 0/% 96026 des Barometers. 
Zu derſelben Zeit bin ich aber auch zu dem nämlichen Schluſſe ge— 
kommen, wie Andere ſchon vor mir, daß die durch den Siedhitzpunkt 
des Waſſers gegebene Beſtimmung nie der barometriſchen Meſſung 
an Genauigkeit gleichkommen kann. Ein Unterſchied im Brennma— 
terial, im Waſſer, in der Größe des Gefäßes, im Luftzuge u. ſ. w. 
genügt, um eine ſolche Verſchiedenheit in dem relativen Siedepunkt 
hervorzubringen, daß dieſe Methode wohl als eine correlative Probe 
des Barometers dienen und für Höhen ausreichen kann, bei denen 
es auf einige 100 Fuß mehr oder weniger nicht Free: nie aber 
im Stande fein wird, das Barometer zu erſetze 
Der Thaupunkt, welcher durch das Kean der Temperatur 
der trockenen über die naſſe Zwiebel gefunden wird, wurde nach den 
»Tabellen zur Beſtimmung des Thaupunktes«, welche die Encyclopae- 
dia Britanica enthielt und die in dem »Bericht an das Marine⸗ 
Departement der Vereinigten Staaten über amerikaniſche Steinkohlen 
