34 ETTOEE MOKELLl 



fig. 5, si avrà: ^o^^ -^ i^i ~ ^2) i^s" ^!^) • ^® adunque si sup- 

 pongono uguali le differenze ausiliarie V^~ 0, Fg— F^'di cui si 



fa uso nei due casi, si ha 0^=-*- . 



Volendo misurare una differenza di potenziali F^— Fg'col 1° elet- 

 trometro adoperato col metodo di Mascari, si farà Fj =: — F, , e si 

 faranno due letture ò^, 0^' ; si avrà d^—è^'=^2K{V^—V^){V^—V^). 

 Misurando la stessa differenza Fg — F^' col 2° elettrometro nel 

 modo indicato dalla fig. 5, si ha ancora ù^=K{V^—V^){V^~V^'); 

 quindi se si suppone uguale nei due casi la differenza di poten- 



ziali costante F — F„ , si ha ^., = — ^ . 



Infine, se si adopera il 1" elettrometro col metodo di Joubert 

 per misurare una differenza Fj — F, , si ha ò^ = K{V^— F,) ; 

 col 2" elettrometro adoperato come vuole la figura 6 , si ha 

 ^2=£"(F, — Fg)^=^, , cioè una sensibilità uguale. 



Si deduce che a parità di forma e dimensioni di tutte le 

 parti dell'apparecchio, ed a parità di potenziali ausiliarii di cui 

 si fa uso, i metodi di misura relativi all'impiego dell'elettro- 

 metro ad emicicli conducono ad una sensibilità uguale metà 

 di quella dei metodi corrispondenti lelativi all'elettrometro a 

 quadranti. L'elettrometro ad emicicli, adunque, si presta a tutti 

 gli usi come wattometro, voltometro ed amperometro per coirenti 

 continue ed alternative a cui serve l'elettrometro a quadranti , 

 rappresentandone un'utile modificazione. 



Esperienze. — Queste considerazioni mi hanno indotto a 

 far costruire un apparecchio di prova ; in un elettrometro a qua- 

 dranti di Mascart costrutto dal Carpentier, ho sostituito all'ago 

 ordinario un ago diviso in due parti isolate fornitomi dal Tecno- 

 masio Italiano; messe in comunicazione con due morsetti esterni 

 III . Ili' le due parti dell'ago, mediante due appendici che pe- 

 scano in due recipienti contenenti acido solforico puro, ho col- 

 legato i quattro quadranti fra di loro in modo da formarne due 

 coppie di quadranti contigui 1 . II comunicanti mediante fili iso- 

 lati con altri due morsetti esterni I, IL 



Per mettere in stazione l'apparecchio, si è girato il sostegno 

 della sospensione sino a disporre approssimativamente Lasse mag- 

 giore di simmetria dell'ago, parallelo alla linea di separazione 

 delle due coppie di quadranti contigui; quindi si è collocato sulla 



