ELETTROMETRO AD EMICICLI 35 



scatola cilindrica il coperchio che sostiene i quadranti e la so- 

 spensione, volgendo lo specchio verso la finestra appositamente 

 praticata nella scatola, cioè verso la scala trasparente. In se- 

 guito, collo scopo di verificare esattamente la condizione anzi- 

 detta del parallelismo, si sono elettrizzate successivamente le due 

 parti 3,3' dell'ago, e le due coppie 1.2 di quadranti, con 

 una serie di 100 elementi Leclanché; e si è girato l'ago rispetto 

 ai quadranti fino ad ottenere nei due casi una deviazione nulla, 

 come vuole la d = K{V^- V^) {V^- V^' ) per F^ - F, > , 

 Fg-Fg'^O, e per V^-V, = 0, V^-V^^O. 



Con questo apparecchio così disposto ho fatto la seguente 

 serie di esperienze. 



Mi sono servito di quattro serie di 10. 30, 30. 30 ele- 

 menti Leclanché, ed ho verificata anzitutto l'uguaglianza appros- 

 simativa delle differenze di potenziali ai morsetti delle tre ultime; 

 a quest'uopo le due parti dell'ago sono state elettrizzate colla 

 V serie, e le due coppie di quadranti contigui successivamente 

 colle altre tre, trovando per le tre deviazioni valori medii uguali 

 nelle unità. 



Dopo questa esperienza preliminare , lio fatto la serie di 

 osservazioni indicate dalla tabella ; le differenze di potenziali 

 sono espresse prendendo per unità quella ai morsetti di un ele- 

 mento Leclanché in circuito aperto ; ogni deviazione indicata poi, 

 è la media di quattro letture fatte invertendo ad ogni esperienza 

 le comunicazioni fra le pile e le parti corrispondenti dell'elet- 

 trometro : 



Fj-F,= 30 



F3-F3' = 10 ; ^1 = 15, 75 



« =10 ; ò^=n,2^ 



= 10 ; ^3 = 46, 75 



^j :^2 :^3 = 30 : 60 : 90 



Fj-F,= F3-F'3=10 ; o\' = 5,5 

 = 30 ; a,' =50 

 « « =60 ; a. ' = 200,50 



