30 ETTOEE MORELLI 



esatte si muovono appunti. Anzitutto l'inserzione del wattometro 

 altera le condizioni del circuito e quindi varia la quantità che 

 si vuole misurare. Inoltre nel caso di correnti alternative sinus- 

 soidali si ha che: 



W= J . V. COS. — — - y. , 



essendo J l'intensità media nel tratto considerato, V la diffe- 

 renza di potenziali media ai due estremi di esso, -— - il valore 



angolare della differenza di fase fra J e F. D'altra parte la 

 deviazione A al wattometro elettro -dinamico di cui si vuole 

 avere W, è data da : 



A = KJ. J' COS. — — - a , 

 T 



dove K è una costante, J l'intensità media nel tratto di circuito 



considerato e nella spirale amperometrica fissa, J' 1" intensità 



media della corrente nella spirale voltometrica mobile dovuta 



. . . 2;: , 



alla differenza di potenziali F, infine — - a , la differenza di 



fase fra J ed J' . La spirale mobile voltometrica ha sempre 

 una self-induzione non trascurabile nelle misure esatte, e quindi 

 esiste sempre una differenza di fase fra la corrente che la per- 

 corre e la differenza di potenziali a cui questa è dovuta; cioè la 



2;: , . .. , 



differenza di fase -— - (/. fra le correnti di valori medii J . J , è 

 T 



2n 

 sempre diversa dalla differenza -— a ira. J e V ; perciò A, che 



2 noi' 

 è proporzionale ad JJ cos. — — - , non riesce più proporzionale 



2na 

 ad J V cos -y-;- , cioè alla W che si vuole misurare, ed am- 

 mettendo questa proporzionalità si fa un errore. 



Sono quindi migliori, specialmente nel caso di correnti alter- 

 native, i metodi basati sulTimpiego dell "elettrometro a quadranti, 

 per i quali evidentemente questi inconvenienti non esistono ; sono 

 tali i metodi di Potter e di Ayrton e Perry. Il primo di questi 

 però, richiede due letture successive, perciò oltre alla compii- 



