178 CIRO CHISTONI 



LETTURE 



Sul calcolo del coefficiente magnetometri co 



per i magnetometri costrutti secondo il metodo di Gauss , 



modificato da Lamont ; 



Nota del Prof. Ciro Chistoni 



È noto che per i magnetometri, costrutti secondo il metodo 

 di Gauss, modificato da Lamont, tali che portino l'asta, sulla 

 quale si colloca il magnete delle oscillazioni, quando viene usato 

 come magnete deviatore, così che la direzione di questa stia in 

 un piano verticale perpendicolare al piano verticale, che passa 

 per l'asse magnetico del magnetino delle deviazioni, la formola 

 che dà il rapporto fra la componente orizzontale H del magnetismo 

 terrestre ed il momento magnetico M a 0° di temperatura del- 

 l'ago delle oscillazioni è dato dalla formola: 



H 2 (ì—ar)(l—hHsen(ù) /^ p 



M M^{l + 3^T)sen(P \ R" {1+2 [ór) 



--^^^- )■ I 



(1) 



ì?*(1+4[3t) 



nella quale © è la deviazione dell' asse magnetico del magnete 

 sospeso, dal meridiano magnetico, quando questo magnete si trovi 

 sotto l'azione dell'ago delle oscillazioni alla distanza B; a ed. h 

 sono rispettivamente i coefficienti di temperatura e di induzione 

 dell'ago delle oscillazioni ; r la temperatura dell'asta metrica e 

 dell'ago delle oscillazioni e ^ è il coefficiente di dilatazione li- 

 neare della sharra sulla quale si misurano le distanze R. Questa 

 sbarra in generale è di ottone, per la qualcosa [3 = 0,000018. 



jj, q ecc. sono coefficienti , che dipendono dalle dimensioni 

 dei due magneti, che si adoprano per la misura delle deviazioni 

 e dalla distribuzione del magnetismo in essi. 



