SUL CALCOLO DEL COEFFICIENTE MAGNETOMETRICO 179 



Tanto il Lamont (^') quanto il Lloyd (^■^) con considerazioni 

 teoriche, ottennero così espressi i valori di p e di q 



2) = 0,1806(2P-3?/) 



nelle quali / è la lunghezza del magnete deviatore, ossia delle 

 oscillazioni ed /, è la lunghezza del magnetino deviato. I valori 

 di 2^ 6 di q, che si deducono praticamente, corrispondono con una 

 certa approssimazione ai valori teorici ; per la qualcosa si può con- 

 cludere che se si arriva a dare ai due magneti lunghezze tali che 



45 

 2l^-\hlU; + — l,'< = 0, (2) 



8 



la formola (1) si ridurrà alla più semplice: 



H ^ 2il-ar){l-hHsen<p) / p \ 



M R\l-\-'ò{i~)^Qno \ Jr(l+2|3r)/ ^ ^' 



Dalla (2), posto Z=l, e sapendo che in pratica è l:> li ri- 

 sulta /, = 0,47. 



Generalmente i magnetometri che ora sono in uso in Italia 

 soddisfano a questa condizione, con sufficiente approssimazione, 

 cosicché a questi è applicabile la (3). 



Chiamo il p> della (3) col nome di coefficiente magnetometrico. 



Per avere p) non sarebbe prudente di calcolarlo colla formola 

 teorica; ed in pratica difatti si deduce p nel seguente modo. 

 Si fanno misure di deviazioni a due distanze B, ed J?^, otte- 

 nendo così le deviazioni (p, e «p^ alle temperature r, e r^ ; posto 



2 (1 -aT,)(l - hH^exi(D)__ 2 (l - «rj(l-/? ifsen^J _ 



/i'/(l + 3,6-,)sen9 ~ Ji'; (1 + 3|3t,) sen®, ~ * 



(*) Handbuck des Erdtnagnetismus uiid Handbuch des Magnetismus- 

 (**) On the det. of the Intens., etc. (Tran, of the Ii-ish. Acad. voi. XXI). 

 Per i coefficienti si abbia speciale riguardo alla Memoria dello Schnee- 



BELi: Beitrage sur Kenntniss des Stabmognetismus (Pogg. Ergànzungsbd. 



VI S. 14). 



