SUL CALCOLO DEL COEFFICIENTE MAGNETOMETRICO 187 



L'approssimazione richiesta in tp, ed in cp^ è data dalle 



ossia in generale 



Pi.noge " i^.Moge 



tangffl ^ ,^ 

 E log e 



Nei magnetometri generalmente in uso, il circolo orizzontale 

 non permette di apprezzare oltre i 10", Aggiungasi a ciò le va- 

 riazioni della declinazione che succedono durante l'osservazione 

 delle deviazioni, delle quali non si può tener calcolo da chi è 

 privo d'istr amenti di variazione (e perciò da chiunque lavori in 

 campagna) ; gli errori inevitabili di puntata, ecc. e non si andrà 

 esagerati ammettendo, che chi lavora in campagna non può ot- 

 tenere in © una precisione maggiore di 20" [*). 



Dall'ultima relazione si deduce che affinchè do non superi 20", 

 conviene che si abbia 



per E =23 rp ^ 14°,0 



per i?, = 30 ©^13^5 . 



Nei paesi del Nord, dove la componente orizzontale del ma- 

 gnetismo terrestre ha piccolo valore, non è difficile di ottenere 

 per ^, un valore che superi i due limiti qui sopra segnati ; ma 

 per f^ in generale si ottiene anche in quei paesi un valore mi- 

 nore di questi due limiti. Ad esempio a Pietroburgo con un ma- 

 gnetometro del modello del Wild, munito di due eccellenti ma- 

 gneti, si ottengono ali "incirca i seguenti valori : 



per R, = 23 (p, = 24",5 



per E, = 30 0!,= 10",7 



(•) Solo alcuni magnetometri dell'Edelmann, per quanto sappia, hanno il 

 circolo orizzontale munito da microscopii micrometrici che danno 2^^ ; ma 

 una tale costruzione è errata, perchè anche nelle stazioni fisse dotate di stru- 

 menti di variazione, dove quindi si può ridurre il valore di y ad un dato 

 istante, non è presumibile di avere y con precisione maggiore di 10^^ 



Perciò uno strumento che abbia il circolo orizzontale , tale da dare 2^^ 

 oltre che essere di imbarazzo per il trasporto, è anche causa di perditempo 

 per le letture, senza per questo arrecare maggiore precisione di quella che 

 danno i magnetometri adottali generalmente. 



