SUL CALCOLO DEL COEFFICIENTE MAGNETOMETRICO 189 



i quali applicati ad un magnetometro costruito dallo Schneider 

 dietro mie indicazioni (*) ed usati ad Aosta diedero 



per E, = 30 9, == 20", 2 



per R^ — 40 9, = 8°, 3 



usati a Campobasso 



per R, = 30 9, = 17°,9 



per R, = 40 ©, = 7°,3 



Credo che in Italia sia difficile di ottenere dei valori di 9^ 

 maggiori di questi. Poiché non è a credersi che si possa aumen- 

 tare di molto (^j prendendo un magnete delle oscillazioni più 

 lungo di dieci centimetri, perchè in questo caso per avere nella 

 formola esprimente H \ M il solo coefficiente j) della serie 



converrebbe aumentare proporzionalmente anche la lunghezza 

 del magnetino delle deviazioni il quale acquistando così mag- 

 giore momento magnetico, sia per l' aumento della lunghezza, 

 della sbarra che per l'aumento d'intensità dei due poli , per es- 

 sere deviato di un dato angolo dal meridiano magnetico esige- 

 rebbe una coppia maggiore di quella che basterebbe per deviare 

 dello stesso angolo un magnete di minor lunghezza. E dato anche 

 che si potesse raggiungere lo scopo prendendo per magnete delle 

 oscillazioni un magnete assai lungo, si andrebbe incontro ad 

 un altro grave inconveniente, a quello cioè di dovere servirsi di 

 un magnetometro colossale, il quale oltre ad avere un prezzo 

 assai elevato sarebbe disadatto per le misure in campagna. Po- 

 trebbe anche sembrare che si possa ottenere lo scopo col ridurre 

 convenientemente le distanze R^ ed R^\ ma allora si va facil- 

 mente incontro a molti altri inconvenienti, che è bene evitare. 



(*) Di questo magnetometro non venne ancora pubblicata la descrizione. 

 Un cenno si troverà nella mia Memoria : Misure assolute degli elementi del 

 magnetismo terrestre fatte nell'anno 1887 ; pubblicata negli Annali della Me- 

 teorologia, voi. Vili, parte I. 



