514 UGOLINO MOSSO 



miti nei quali può funzionare questo appareccliio regolatore e 

 vedere separata la regolazione che dipende dai centri nervosi, da 

 quella prodotta dai vasi per l'azione locale del freddo e del 

 caldo indipendentemente dai centri nervosi 



In questa prima Memoria esporrò il metodo che seguii nelle 

 ricerche e le esperienze che feci sull'uomo sano per conoscere 

 l'azione locale del freddo e del caldo. Parlerò in altra Nota delle 

 esperienze che sto facendo sull'uomo durante gli accessi febbrili, 

 e studierò in ultimo i riflessi vasali, ossia l'azione regolatrice di 

 origine centrale. 



Che il freddo e il caldo applicati sulla pelle producano en- 

 trambi una dilatazione dei vasi sanguigni, è un fatto noto, che 

 si vede ad occhio nudo ; ma è la misura di questo fenomeno che 

 ci manca , cioè il valore del cambiamento del calibro dei vasi 

 per differenti gradi di temperatura, la durata e l'intensità della 

 contrazione o della dilatazione; ed è la natura di questi feno- 

 meni che ci preme di conoscere per sapere se dobbiamo attri- 

 buirli ad una paralisi, o ad una dilatazione attiva prodotta dai 

 centri nervosi. 



Per risolvere graficamente questi problemi mi sono servito 

 di un apparecchio costrutto da mio fratello : esso consta di un 

 cilindro di vetro A. G. D. (fig. 1) come quelli del pietismo- 

 grafo. Si introduce dentro l'antibraccio e si chiude bene con 

 mastice da vetrai rammollito, oppure con un manicotto di gomma 

 elastica, che non comprima troppo la pelle in modo da recare 

 disturbo alla circolazione venosa. Riempito tutto l' apparecchio 

 di acqua tiepida si tratta di cambiare a volontà la temperatura 

 dell'acqua nella quale sta immerso Tantibraccio senza essere ob- 

 bligati di levarla, di muovere o di svotare l'apparecchio. 



I tentativi fatti ripetutamente per riscaldare, o raffreddare 

 dall'esterno l'acqua nella quale è immerso il braccio, fallirono. 

 L'acqua è cos'i cattiva conduttrice del calore , che la tempera- 

 tura non si distribuisce con abbastanza uniformità e bisogna per- 

 dere un tempo lunghissimo per raffreddarla. Per riscaldarla le 

 difficoltà sono anche maggiori, perchè l'antibraccio tocca in varii 

 punti il tubo di vetro, e quando si tratta di raggiungere le tem- 

 perature elevate di 45° o 50", non è possibile evitare il dolore; 

 ciò che disturba l'esperienza. 



Per eliminare questi inconvenienti, e cambiare rapidamente 

 la temperatura dell'acqua nella quale è immerso l'antibraccio , 



