516 UGOLINO MOSSO 



far girare quest'elica, ma può servire anche una ruota a mano con 

 scanalatura e trasmissione. 



La rimanente parte dell'apparecchio è costituita da un ser- 

 pentino fatto con un tubo fli ottone, ed un recipiente di rame 

 che si riempie con ghiaccio, o che può riscaldarsi con una lam- 

 pada secondo che si vuol raffreddare o riscaldare l'acqua nel 

 tubo del pletismografo. Guardando la figura si comprende facil- 

 mente come funzioni 1' apparecchio. Quando l'elica gira l'acqua 

 passa dallo spazio che circonda il braccio nel serpentino. Cir- 

 colando in questo si riscalda o si raffredda, poi attraversa l'elica 

 ed entra nel cilindro dall'apertura anteriore D. 



Un piccolo termometro che non ho disegnato e che mettevo 

 nel cilindro vicino alla mano indica la temperatura dell'acqua. 

 L'apertura C mette in comunicazione l'acqua in cui sta immerso 

 r antibraccio col cilindretto galleggiante N del pletismografo. 

 11 contrappeso Q scrive sopra un cilindro rotante, il qual fa un 

 giro ad ogni ora. Se si riempie bene Tapparecchio in modo che 

 sia scacciata tutta l'aria e se l'acqua che deve avere la tem- 

 peratura di circa 30"' venne preventivamente bollita, l'apparec- 

 chio funziona con tale esattezza, che anche facendo girare rapi- 

 dissimamente l'elica in modo da produrre una rapida corrente 

 nel cilindro, non si muove il livello del liquido nel cilindretto 

 galleggiante N del pletismografo. Nel dare i risultati delle mie 

 esperienze non ho creduto utile correggere l'errore dovuto alle 

 variazioni di volume per l'aumento che subisce l'acqua dell'ap- 

 parecchio portato a diverse temperature , perchè l'errore che si 

 commette è trascurabile di fronte alle variazioni che presenta 

 il volume dell' antibraccio , e la correzione per la dilatazione 

 dell'acqua può facilmente correggersi quando si voglia (1). 



Per distinguere in questi esperimenti la parte dei fenomeni 

 vasali che era dovuta ad un' azione riflessa da quella locale , 



(1) Nella seguente esperienza che riferisco, l'apparecchio conteneva 1350 

 centimetri cubici d'acqua. Facendo il calcolo si vede che raffreddando l'acqua 

 da 32° a 4" il volume diminuisce di 6 e. e. ; di 4 e. e. se solo a 20": invece 

 il volume aumenta di 4 e. e. se si riscalda fino a 40" , di 7 e. e. se a 45» , 

 di 10 e. e. se a 50». Siccome le variazioni che noi verremo studiando sono 

 assai grandi, tanto che hanno raggiunto 112 e. e. non può nascere dubbio 

 che siano dovute alla dilatazione dell'acqua. 



