lO PERFECTIONNEMENT DE L'arÉOMÈTRE 



Cet instrument, qui est un cylindre en métal, ter- 

 miné par deux cônes , porte au bout du cône inférieur 

 une cuvette pour recevoir la pierre que l'on veut peser 

 dans l'eau. Le cône supérieur est surmonté d'une tige 

 métallique qui porte une seconde cuvelle, où se pla- 

 cent les poids et la pierre que l'on veut peser à l'air; 

 au milieu de la tige est un trait de lime qui se nomme 

 le trait d'affleurement. Ce fut d'après ce plan que je 

 construisis un semblable instrument, et que j'entrepris 

 une suite d'expériences, mais ce ne fut pas sans peine 

 que je parvins à obtenir un aperçu des pesanteurs que 

 je cherchais. Je pesai à toutes les températures , ayant 

 soin d'en prendre note, ainsi que de la pureté de l'eau 

 dans laquelle j'opérais. Ayant observé tout ce qui se 

 passait dans mes opérations, je m'aperçus qu'il y avait 

 une adhésion de la surface de l'eau avec le trait d'affleu- 

 rement, tellement forte , qu'il fallait que j'employasse 

 douze ou quinze millièmes (i), et même plus, pour faire 

 enfoncer ce trait dans le liquide. 



Je voulus voir cet instrument fait à Paris tel que les 

 méthodes l'indiquent; je m'en procurai plusieurs, et je 

 vis que le trait d'affleurement était même plus pro- 

 noncé que celui de l'instrument que j'avais construit 

 moi-même. Bien plus, j'en vis un dont le trait était 

 indiqué par un anneau soudé en relief sur la tige ; je 

 suis persuadé que cet aiéomètre étant chargé jusqu'à 



(i) Comme toutes mes expériences sont faites par le calcul décimal, 

 je ne parlerai plus du carat et de ses fractions , je ne compterai que 

 par millième de gramme, qui est à peu près la cinquanl^-cinquième 

 partie d'un grain. 



Avec de si petites fractions on peut juger de la précision de mes 

 expériences. 



