DK NICHOLSON. I I 



l'anneau , il faudrait cinq cents millièmes pour le 

 faire enfoncer. 



Ayant reconnu ce vice dans mon aréomètre, je limai 

 fortement la tige , de manière à presque effacer le trait 

 d'affleurement; je ne laissai que ce qu'il fallait pour le 

 distinguer. Après l'avoir bien poli , je l'ecommençai 

 mes expe'riences. Effectivement, je trouvai une préci- 

 sion un peu plus marquée, et je fus convaincu que 

 tant que ce trait existerait, il provoquerait l'attraction 

 des parties du liquide pour la colonne métallique, et 

 qu'il faudrait toujours une force quelconque pour dé- 

 truire cette affinité. 



Enfin, à force d'expériences, j'eus l'idée de former 

 mon trait d'affleurement par la différence de couleur 

 de deux métaux réunis; je pris donc une fige d'or et 

 une de platine trois fois grosses comme il me les 

 fallait , et après les avoir bien ajustées bout à bout, je 

 les soudai ; la soudure dut s'étendre sur la surface de 

 ma tige, mais par la précaution que j'avais eue de la 

 prendi'e plus grosse , je n'eus qu'à la limer au point 

 où je la voulais, et la soudure disparut, laissant la jonc- 

 tion de mes deux métaux bien franche et distincte; ce qui 

 me donna un trait d'affleurement insensible au toucher, 

 mais bien sensible à la vue. Par la suite je changeai 

 les métaux que j'avais employés, ayant éprouvé qu'ils 

 coulaient moins dans l'eau que le cuivre rouge et l'ar- 

 gent, avec lesquels maintenant je forme ma tige. 



La première expérience que je fis avec mon nouvel 

 aréomètre fut sur un péridot brut; et pour donner 

 une preuve de la sensibilité de cet instrument, je vais 

 décrire mon opération. 



