12 PERFECTIONNEMENT DE l'aREOMETRE 



Mon eau distillée étant à dix degrés et demi au 

 dessus de la glace , thermomètre de Réaumur, mon 

 aréomètre, à son affleurement, portait trois mille deux 

 cent sept millièmes; ayant ensuite placé le péridot 

 avec les poids, je fus obligé de sortir, pour le second 

 affleurement, neuf cent soixante-sept millièmes. Ces 

 neuf cent soixante-sept millièmes ayant été remplacés 

 par le péridot, étaient le poids juste de cette pierre à 

 l'air. Voulant savoir si mon expérience était précise , 

 je portai ma pierre chez M. Puy, essayeur des ma- 

 tières d'or et d'argent, et le priai de me la peser à sa 

 balance d'essai. Quel fut son étonnement et le mien, 

 en voyant sa balance, qui est sensible à un quart de 

 millième, donner pour le poids de mon péridot neuf 

 cent soixante-six millièmes et demi. 



Il y avait donc un demi-millième de différence, que 

 dans tous les cas je ne pouvais trouver, puisque mon 

 calcul est fait par millième entier ; d'ailleurs on peut 

 juger de quelle importance peut être cette fraction , 

 quand, pour obtenir la pesanteur spécifique, elle se 

 trouve divisée par le poids que la pierre perd dans l'eau 

 à la troisième pesée. 



Depuis ce changement à mon aréomètre, toutes mes 

 opérations ont été précises, et je dois dire que le résul- 

 tat de ma première opération ( celle dont j'ai parlé 

 plus haut) me fait croire que j'opère plus juste avec 

 cet aréomètre qu'on ne le fait par tous les autres 

 moyens. 



