IV 



Die Mikrometerschraube hat eine Steigung von 0.54 mm. Der 

 Schraubenwert wurde nach Neuaufstellung des Instruments mehrfach 

 bestimmt; die letzten Bestimmungen lieferten folgende ^^>rte: 



Datuiii r Beol). 



19 10 Sept. 14 37.166 Graff 



» » 29 37.159 Thiele 



1912 Febr. 5 37-146 » 



1913 » 21 37.152 ßOTTLIXGER 



Teini). Methode 



+ 15° Perseusbogen 



-\- 10 Plejadenbogen 



— 2 Perseusbogen. 



Aus diesen 4 Werten folgt: 

 i' = 37''i56 



log V = 1.57003 



Bei der Aufarbeitung in der Eepsoldschen Werkstätte wurde das 

 Äquatorial mit folgenden neuen Einrichtungen versehen: 



i) Aufsetzen eines neuen Deklinationskreises und Anbringung eines 

 Mikroskops zur x4_blesung desselben vom Okular aus. 



2) Ersetzung des bisherigen Uhrwerksregulators mit Zentrifugal- 

 pendel durch einen Federpendelregulator. 



3) Anbringung eines neuen Suchers mit dreifachem Objektiv von 

 94 mm Öffnung und 47 . 5 cm Brennweite von C. A. Steinheil Söhne in 

 München. 



4) Einführung elektrischer Beleuchtung für die Ablesung der Kreise 

 und Trommeln sowie für Feld- und Fadenbeleuchtung. 



5) Ausführung neuer Teilungen von 2 zu 2' für die beiden großen 

 Stunden- und Deklinationskreise. 



6) Anbringung neuer Mikrometer an den vier Ablesemikroskopen. 



Ende Mai 1909 wuide das Instrument in Bergedorf neu aufgestellt 

 (Tafel 2). Die von Dr. Graff 1909 Juni 6 ausgeführte Aufstellungs- 

 bcstimmung ergab, daß Index-, Polhöhen- und Azimutfehler kleiner als 

 i', und der Kollimationsfehler kleiner als 2' war. Eine Neubestimmung 

 der Aufstellung 1913 Febr. 20 durch Dr. BOTTLINGER ergab keine meik- 

 liche Änderung dieser A\'erte. 



Das Instrument ist, wie bekannt, in ähnlicher Weise wie das Äqua- 

 torial der Sternwarte in Gotha (vgl. A. N. 1406 — oj) mit vollkommener 

 Äquilibrierung und Entlastungsvorrichtung gebaut worden und mit groß(m 

 von 2' zu 2' geteilten Stunden- luid Deklinationskreisen, die durch jMikro- 

 skope auf Sekunden ablesbar sind, versehen, um zur Ausführimg absoluter 

 Positionsbestimmung(Mi geeignet zu sein. Während seiner Aufstellung in 

 Hambiu'g ist das Instrument jedoch, soweit dies aus den vorhandenen 

 Beobachtungsbüchern hervorgeht, immer nur zu relativen Messungen be- 



