94 DE OBSERVATIONE 
gravitatis totius non minùs proximè in medium axis in= 
cidat. 
$. 43. Acus autem cum apparatu defcripto ita jam fit 
comparata, Ut Centrum gravitatis proximè in medium axem 
C'incidat ; id quod peritus Artifex facilè impetrabit , neque 
ad hoc opus præcepta admodüm requiret. In hoc flatu 
axis acûs in fitu horizontali imponatur duobus.excipulis 
vitreis politiflimis parumper excavatis, ut acus liberrimè 
fine ullà friétione gyrari poffit. Tum primüm defpiciatur , 
utrüm acus in fitu horizontali confiftere queat , an minàs: 
& , fi alterum brachium præponderet, tum ope fili g in 
contrariam plagam adigendi perfe&tum æquilibrium in fitu 
horizontali facilè obtinebitur ; ficque centrum gravitatis in 
reétam verticalem per medium axis tranfeuntem incider. 
At fieri adhuc poteft ut vel fuprà vel infrà axis medium 
cadat : quod cognofcetur, fiacus obliquè pofita vel fefe in 
fitum horizontalem reftituit vel ab eo magis recedit. Urrum- 
que hoc incommodumtolletur, fi capitulum c ope cochleæ 
vel magis in finum infigatur , vel inde extrahatur , qui mo- 
tus cùm ad libitum poflit attemperari , atque æquilibrium 
ratione fitüs horizontalis jam ante effetum non turbet ; 
fine ingenti operà acus in fitum convenientem conflirue- 
tur , ita ut ad omnes omninà fitus recipiendos fit indiffe- 
rens , in hoc igitur flaru femel invento perpetud debet re- 
linqui. 
$. 44. His omni diligentià præparatis, acus ad Magnetem 
generofum ac libetalem fecundüns præcepta artis affrice- 
tur , habebiturque acus tam ad declinationem quäm incli- 
nationem directionis Magneticæ obfervandam maximè 
idonea. Ea igirur machinæ fuprà defcriptæ inferi, atque om- 
nibus modis, utrm fit perfeéta, examinari poterit, qud 
certiüs ipli.confidere queamus : quin’ etiam fi quod vitium 
in ftruëtura commifflum deprehendatur , id in fabricà alia- 
rum acuum eo faciliùs evitabitur. Quando autem acus 
omni vitio carens fuerit inventa, tùm quidemr machinæ 
fuprà defcriptæ inclufa ufui infervire porerit ; qudd fi autem 
