114 Wassil Petkoff. 
ds = derselbe statt links, 
r, = rechts statt derselbe, 
Ba Finke 
I lmks „ derselbe, 
I 2 zechts. 
Der Apparat. 
Um die sukzessive Methode möglichst exakt durchführen zu können, 
haben wir ein Ästhesiometer mit einer Spitze anfertigen lassen. Der 
Apparat besteht aus vier Hauptteilen: einem Taster, emem Lineal, einem 
Stab (viereckiges Lineal) und einem Stativ. 
1. Der Taster besteht aus einer Schildpattnadel, die aus einer Hülse 
hervorragt, in der eine dünne Spiralfeder so angebracht ist, daß die 
Nadel beim Aufsetzen in die Hülse eindringt und beim Nachlassen ihre 
frühere Stellung wieder einnimmt. Diese Hülse ist an einem Stäbchen 
seitlich unten angebracht, das in einer zweiten Hülse mit der Hand nach 
oben und unten verschoben werden kann. Durch eine Schraube an dem 
Stäbchen kann dieses bei Hochstellung in einer Nute festgehalten werden. 
Der ganze so weit beschriebene Teil des Apparates, der beim Gebrauch 
vertikal zu stehen kommt, ist an einer horizontal gestellten Führung 
befestigt, die über das erwähnte Lineal hin und her bewegt werden kann. 
Die Berührung mit diesem Taster haben die Versuchspersonen fast 
durchgängig als mild empfunden. 
2. Das Lineal ist aus Metall gefertigt, 60 cm lang, 6 cm breit und 
trägt eine Einteilung in halbe Millimeter. Es endigt in einen Stab, der 
eine Öse mit Schraube trägt. Mit Hilfe dieser Öse kann das Lineal über 
den dritten Teil des Apparates, über den Stab, bewegt und an jeder 
beliebigen Stelle durch die Schraube festgeklemmt werden. 
einteilung und endigt wiederum in einer Hülse mit Schraube, so daß es 
an dem Stativ vertikal verstellt werden kann. 
4. Der ganze Apparat wird durch ein eisernes Stativ getragen, 
das mit einem schweren Fuß versehen und oben durch einen Stab an der 
3. Der Stab besteht ebenfalls aus Metall, trägt auch Halbmillimeter- 
Wand befestigt ist, wodurch jedes Rütteln vollständig unmöglich ge- 
macht wird. 
Infolge der Anordnung der Teile des Apparates ist eine Ver- 
schiebung des Tasters nach allen Dimensionen möglich. 
Den Apparat verwendet man in folgender Weise: Der Arm kommt 
auf die erwähnte Unterlage zu liegen. Das Lineal muß parallel zu der 
auf dem Arm markierten Linie zu stehen kommen. Der Betaster muß 
so hoch stehen, daß beim Auftasten fast die ganze Nadel in die Hülse 
