s Examen de» Instrumeks, &c. 

 qui eft un gros anneau de cuivre, qu'on fufpend par la 

 boucle A , comme l'aftrolabe ; mais qui a un petit trou ea 

 B , par lequel on faic pafler la lumière du Soleil ; &c cecte 

 lumière venant fe projecter en D , dans la partie inté- 

 rieure de l'anneau , marque la liauteur de l'Aftre. Le pe- 

 tit trou B doit être éloigné du point de fufpenfion A , d'en- 

 viron 45^ degrez ou de la huitième partie de la circonfé- 

 rence, afin que l'Inftrument puiffe lervir à obferver les 

 grandes Se les petites hauteurs avec la même exaûitude. 

 On voit aufli aiFez que la furface intérieure de la demie 

 circonférence GDH , quiert fujette à recevoir les raïons 

 de lumière, doit être divifée en 90 parties, pour tenir 

 lieu de degrez ; Se que ces parties doivent être fubdivifécs 

 en d'autres plus petites , pour marquer les minutes. 



§. VI. 



Cette graduation de l'anneau aftronomique eft un peu 

 plus difficile à faire que celle de raftrolabc. Car le petit 

 trou B étant pris pour centre, on eft obligé de décrire le 

 quart de cercle FE, compris entre la ligne horifontalc 

 BE & la ligne verticaleBF;& après avoir divifé ce quart de 

 cercle en degrez , il faut tendre un fil ou bien tirer des li- 

 gnes droites du centre B à tous les points de divifion , Sc 

 ce font ces lignes qui déterminent les degrez fur la demie 

 circonférence GL>H de l'anneau. Tous les Auteurs qui 

 ont parlé de cet Inftrument, prefcrivent ordmairemenc 

 cette conftruition. Mais il ne paroîc pas qu'ils aient fait 

 attention à toute la nécelTué qu'il y a de la fuivrc ; car ils 

 n'en ont point parlé. Cependant on rendroic prefque tou- 

 jours la graduation très-défeétueufe , fi fins fc donner la 

 peine de tracer le quart de cercle EDF , & de tirer toutes 

 les lignes BL, BN &C, onfe contentoit de divifer im- 

 médiatement la demie circonférence GDH en 90 par- 

 ties égales. Cette méthode reviendroit à l'autre , fi le demi 

 cercle GDH étoit géométriquement parfait ; mais elle 



