P R rM. P A R T I E. C H A p. 1 1 1. j,y 



plus exad de décerminer le centre de gravité H par l'ex- 

 périence , que de le chercher par le calcul , fur les di- 

 menfions derinfl;rument& de la bocce. Enfin on connoî- 

 tra auffi toujours le rapport de ^ & de ^ , des pefanteurs 

 Spécifiques du métail dont on formera la plaque NOGF , 

 & de la liqueur dont on fe fervira pour faire floter l'inftru- 

 menr. Ainfi rien n'empêchera d'employer la formule z. = 



—epq^qV xae X pz^pc,^ ''pt çQut découvrlc l'épaifTeur 



f' —fi 

 que doit avoir la plaque. 



§. XXVII. 



Au furplus il faudra faire l'Inftrument plus ou moins ^'S- *• 

 grand, félon qu'on voudra obferver les hauteurs avec 

 plus ou moins d'exaditude : mais il fuffiroit peut-être de 

 lui donner toujours 17 ou 18 pouces de diamètre , & d'en 

 donner z4à la boëte cilindrique DG , avec 8 de hauteur. 

 Supofé qu'on fît cette boëte d ecain & qu'on lui donnât 

 effedivement les dimenfions que nous difons , avec une 

 ligne d'épaifleur à fon pourtour &: à ks deux fonds, elle 

 peferoit environ $y livres, aufquelles on pourroit ajouter 

 encore 7 livres pour le poidde l'Indrument. Ce feroit an 

 tout 44 livres : cette pcfanteur feroit enfoncer la boëte 

 dans l'eau de Mer d'environ i-i- pouces , & le centre de 

 gravité commun H de la boëte &c de l'Inftrument , feroic 

 élevé au-delTus du fond FG deé ^ pouces. Ainfi il fau- 

 droit introduire 6 { ,&^-j-, à la place de aScàce, dans 

 nôtre formule ; & fi on fe déterminoit à faire auflTi la pla- 

 que NG d'ctain,il n'y auroit qu'à mettre 43 & 6 à la pla- 

 ce de /> & de ^; parce que les pefanteurs fpécifiques de 

 rétain & de l'eau de Mer, font à très-peu de chofe près 

 comme 4} eft à 6. Ceft de cette forte que j'ai trouvé que 

 la plaque NOGF doit avoir un peu plus de j ', lignes d'é- 

 paifleur : & ileft'facile de voir enfuite qu'elle doit avoir 



D 



