34 Examen des Instrumens, é'C. 

 Après cela il eft permis de faire un peu plus d'attentior»; 

 à l'incommodité que cauferoit un trop grand quart de cer- 

 cle ; & on peut donc fe contenter de lui donner zi ou zy 

 pouces de raïon , comme on le fait ordinairemenc à. l'arc 

 HD du quartier Anglois. 



§. XXXV. 



Au furplus il n'eft pas néceflaire de parler ici de là" 

 force qu'on doit donner aux Pièces qui compofent cer 

 Inftrument, pour que fait en bois il puiiïe fc foutenir.. 

 Nous ne dirons rien aufli de la manière de divifer les dé- 

 grez. en minute. Les^ Fabricateurs d'Infttumens de 

 Mathématique, fçavent que cette divifion fe faic 

 en traçant fur le limbe plufieurs cercles concentriques,, 

 qu'on coupe par des lignes obliques ou tranfverfales 

 qui doivent être courbes , aufli - tôt que les cercles . 

 font tous à une égale diftance les uns des autres; mais, 

 qu'on fait cependant droites fans erreur fenfibte ; pour- 

 vu qu'il y ait peu d'intervale entre les cercles. Ces. 

 tranfverfales doivent être dans la rigueur de petites por- 

 tions de fpirale { de celle d'Archiraede: ) mais en ren- 

 dant inégales les diftances des cercles ; on peut faire en 

 forte que les traniverfales deviennent des arcs de cercles , , 

 & alors on peut divifer le limbe par une méthode Géo- 

 métrique & très- connue. Nous nous propofions d'apliquer 

 à la pinnule E une efpece de micromètre , qui nous eue 

 difpenfé de divifer le limbe en minutes, &c que nous eut 

 ilons fait avancer d'un mouvement continu par le moïen. 

 d'une vis : mais comme les deux mains du Pilote font 

 déjà occupées à tenir le quart de cercle,, il feroit alTez 

 difficile de fe fervir de ce micromètre ; & d'ailleurs cette 

 petite machine feroit trop délicate pour plufieurs Ma- 

 rins. Nous ne pouvons pas non plus enchalfer dans la pin- 

 nule F un verre convexe pour fervir d'oculaire, & pour 

 mettre l'obfervateur en état de mieux diftinguer en C le 

 goint oùfe termine le raïon de l'Aftte. Car il faudroic en- 



