und Schlüter zur Bestimmung der Parallaxe von 61 Cygni. 91 
Aus dem Complex aller Differenzbeobachtungen endlich findet sich 
mit einem x und einem % 
z= —660 y=—-213 G5 = +50 G.27315 «= +82.83 
und mt y= — 6.17 
z= -+5790 e = +33.3 
Der erhebliche Gewinn, den die Einführung verschiedener « und y 
für die Beobachtungen in verschiedenen Rotationsphasen der Schrauben 
demnach, wenigstens für die Ausgleichung der Reihe I und für die Über- 
einstimmung zwischen den Resultaten aus den beiden verschiedenen Reihen, 
zur Folge hat, lest die Alternative nahe, anzunehmen, dafs entweder die 
Beschädigung der Schraube wirklich einen merklichen direeten Einflufs 
auf die Messungen der Entfernungen gehabt hat, oder der indirect von 
derselben durch Verschiebung des Arguments der periodischen Correction 
ausgeübte durch Berücksichtigung der letztern nach Bessel’s Vorschriften 
nicht beseitigt worden ist. 
In der That genügt ein Blick auf die neben einander stehenden 
Columnen der Tafel in Nr. 1415 der A. N. (p. 367 —370), in welcher 
ich für ein im wesentlichen mit dem hier behandelten identisches Material 
die wegen der periodischen Schraubenfehler nach Bessel’s Tafel an die 
gemessenen Differenzen 1.5l« — 5b anzubringenden Correctionen und die 
bei der Ausgleichung der corrigirten Differenzen übrig gebliebenen Fehler 
zusammengestellt habe, um zu erkennen, dafs die angebrachten Correctionen 
nur schädlich gewirkt haben, ja dafs man gradezu bei einer Umkehrung 
ihres Zeichens eine wesentlich bessere Übereinstimmung der Beobachtungs- 
reihe wenigstens in sich erhalten würde. Auch bei der Substitution der 
im vorstehenden durch Ausgleichung der einzelnen Beobachtungsreihen 
erhaltenen Werthe machte sich ein regelmäfsiges Coincidiren von Sprüngen 
in den übrig bleibenden Fehlern mit Sprüngen in den Ablesungen bemerklich. 
Glücklicher Weise hat Bessel aufser der Correctionstafel auch 
die Messungen selbst mitgetheilt, aus welchen seine Formel für die perio- 
dische Ausgleichung der Schraube in sehr befriedigendem Anschlufs ab- 
geleitet ist, so dafs diese Bemerkung keinen Zweifel in Betreff der all- 
gemeinen Correctheit und Sicherheit jener Tafel hervorrufen kann. Da 
ein solcher Zweifel nicht gestattet war, habe ich früher auch unterlassen 
diesen Punct, der mir nothwendiger Weise auffallen mufste, näher zu 
M2 
