228 ÉTUDES MÉTEOKOLOGIQDES. 



Ueseriplion des lustrunteuts employés à 

 l'Observatoire. 



Le baromètre est un Forlin conslruil avec soin par Ernsl 

 en 1851 , et comparé par lui à celui de l'Observatoire de Paris; 

 il est à niveau constant et bien purgé d'air. Ses dimensions utiles 

 à connaître sont : Diamètre intérieur do la cuvette 35™'"""^7. 

 Diamètre du tube en bas, S^'^'^S ; du tube en baul, 7'""*-,6. 

 Ces nombres déterminent le coefficient de capillarité conjointe- 

 ment avec la bautcur du ménisque, qui est de 0"""-,9. Avec ces 

 données, on trouve,par la table de Sehleiermacher,0'"'"-,572 pour 

 la dépression capillaire. Je n'ai pas fait usage de celle correction. 

 Le thermomètre du baromètre est vérifié pour le point de zéro. 



La cuvette du baromètre est élevée de 193 mètres et 45 centi- 

 mètres au-dessus du niveau de la mer, d'après les éléments 

 qui suivent : 



mèlres. 



Altitude de Lyon au-dessus de la mer, prise au niveau de 

 réliage du Rhône au pont de la Giiillotière f d'après 

 l'Annuaire du bureau des lougiludes) 163,00 



Hauteur du trottoir de la place du Collège sur le niveau 

 du Rhône au point précédent 5,60 



Hauteur de la grande salle de l'Observatoire au-dessus du 

 trottoir de la grande place du Collège, prise avec beaucoup 

 de soin par M Bravais et consignée dans les registres de 

 l'Observatoire 25,88 



Hauteur de la cuvette du baromètre au-dessus du sol de 

 la grande salle 0,97 



Hauteur absolue au-dessus de la naer 195,45 



Les thermomètres sont divisés sur tige et calibrés; ils sont 

 vérifiés plusieurs fois par année. 



Le Ihermométrographe à maxima et minima est vérifié sur 

 tous les points essentiels par la comparaison avec les autres 

 ihcrmomèlres- 



