KTUDKS MliTÉOROLOGIQUES. 2'i9 



Ces iiislrumeiils sonl placés sur la l'açado nord de l'Observa- 

 loirCj cl le lliermomèlre est soiilciui pnr une pince plîuce à 

 rexlrémilé d'une potence en fer de 1 mèiie 50 cenlinièlrcs de 

 longueur, disposée sur un pivol de manière à pouvoir êlrc 

 ramenée vers l'observaleur. La longueur donnée à la potence a 

 pour hul d'éviler l'influence du mur, qui parait être sensible 

 jusqu'à 1 mètre, ^ur deux autres faces du bâtiment, des supports 

 pareils peuvent servir pour les cas particuliers. 



L'hygromètre est celui à condensation, ou de M. Regnault, que 

 j'ai modifié en y adaptant un soufflet aspirateur, de manière à 

 rendre les observations moins longues et plus faciles (Voyez 

 yJnnales de la Société d'agrimlliire, vol. 4, T série, p. 321.) 

 L'usage de cet instrument, encore trop restreint, a déjà conduit 

 à des résultats intéressants; aussi al il été adopté par la 

 Commission des Soies. 



Le pluviomètre est placé à 55 mèlres au dessus du trottoir 

 de la place du Collège. C'est un tube cylindrique en zinc de 50 

 centimètres de hauteur et dont la surface de section est de 

 100 centimètres carrés ce qui donne un litre pour un décimètre 

 de hauteur. A l'extrémité inférieure, qui forme entonnoir, est un 

 vase de verre fermé par un bouchon au travers duquel passe le 

 bec de l'entonnoir. L'eau recueillie n'est pas mesurée, elle est 

 pesée, ce qui rend l'évaluation indépendante de la température. 

 Le poids, converti en volume V, donne la hauteur d'eau II, parla 

 formule connue H = - 



L'atmidomèlre ou vase évaporatoire est en zinc et de forme 

 carrée; il a 50 centimètres de côté et 35 centimètres de pro- 

 fondeur. Il est placé dans une caisse en bois plus large et l'in- 

 lervalle est garni de sable. Le flotteur-indicateur qui y est 

 adapté remplit parfaitement son but. C'est un tube de verre de 

 25 centimètres de longueur, portant à l'extrémité qui s'enfonce 

 dans l'eau une boule ayant au plus 4 centimètres de diamètre. 

 Ce flotteur qui doit être aussi léger que possible, passe à travers 



