38 Sternwarte. 



Zeitdienst sowie verschiedene elektrische Apparate und meteorologische 

 Instrumente. 



Von den Uhren der alten Sternwaite Avnrde die luftdichte Pendel- 

 ulir Brücking- 8G4 am 16. Januar nach Reinigung- im Hauptuhrenraum 

 aufgestellt. Feiner wurde die luftdiclite Pendeluhr Tiede .37.5, welche seit 

 dem 27. November 1898 ununterbrochen in Gang gewesen war und einen 

 sehr gleichmäßigen Gang gezeigt hatte, am 4. Juli auf der alten Stern- 

 warte abgenommen, gereinigt und, nachdem sie in einem Prüfungsi-aum 

 bei verschiedenen Temperaturen untersucht worden war, am 30. Ok- 

 tober endgültig im Hanptuhrenraum aufgestellt. Die Pendeluhren Kessels 

 1284 und Bröcking 1401 wuiden ebenfalls von der alten Sternwarte in 

 Hamburg nach Bergedorf gebracht und nach Reinigung am 11. August, 

 erstere als Beobachtungsuhl- im Kuppelbau des großen Refraktors, letztere 

 als Registrieruhr im Voiraum des Meridiankieisgebäudes aufgestellt. Neu- 

 erworben wurde als diitte luftdichte Hauptuhr der Sternwarte die Pendel- 

 uhr Riefler D Ni-. 25(5 mit Rieflerschem Echappement, Nickelstahlpendel, 

 elektrischem Aufzug und mit einem luftdichten Gehäuse, welches in der 

 bekannten Rieflei'schen Weise aus einem Kupferzylinder und Glasglocke 

 besteht. Diese Pendeluhr wurde am 24. November im Hauptuhrenraum 

 aufgestellt. Der von Dr. Rief 1er zum Ausgleich der Temperaturschichtungen 

 an Stelle des Glaszylinders eingeführte Kupferzylinder hat sich nach den 

 hiesigen Beobachtungen für diesen Zweck nicht als geeignet erwiesen. 

 Die Terapeiaturschichtung der Luft in dem Hauptuhrenraum beträgt im 

 Mittel ungefähr 0?6C; dieselbe überträgt sic)i bei dem Rieflerschen Kupfer- 

 zylinder zum größten Teil (im Mittel 0?55C) auf den Innenraum des 

 Gehäuses, während bei dem Glaszylinder der beiden anderen luftdichten 

 Uhren nur eine Schichtung von höchstens 0?25 C vorhanden ist. Zu 

 erwähnen wäre ferner noch, daß die Zylinder der luftdichten Uhren, um 

 eine Oxydation der Kontakte möglichst zu verhüten, mit trockenem Stick- 

 stoff gefüllt sind. Die Evakuierung erfolgt mit einer elektrischen Luftpumpe, 

 welche in wenigen Minuten den Zylinder auspumpt. Der Druck beträgt bei 

 den einzelnen Uhren: 



Bröcking 864 260 mm 



Tiede 375 481 „ 



Riefler 256 620 „ 



Die Einrichtungen des Hauptuhrenraums für die Erhaltung einei- nahezu 

 konstanten Tempeiatur haben sich vorzüglich bewährt; tägliche Temperatur- 

 perioden sind vollkommen ausgeschlossen, und auch die jährliche Temperatur- 

 schwankuug ist, wie aus den nachstehenden Mohatsmitteln des Berichts- 

 jahres hervoigeht, sehr gering: 



