CXXIV Sternwarte. 



Die beiden zur genauen öffentlichen Zeitangabe dienenden elektrisch- 

 sympatbetiseben Uhren an der Fassade des Börsengebäudes und am Eingang 

 zum Ostfliigel der Sternwarte sind während des ganzen Jahres in Ueber- 

 einstimmung mit der ihren Gang reguherenden Uhr auf der Sternwarte 

 gewesen. Das Mittel der Abweichungen derselben von der genauen Mittel- 

 Europäischen Zeit hat 0,45 Secunde, die grösste Abweichung 1,9 Secunden 

 betragen. Eine Zusammenstellung der Abweichungen ist im „Oeff entliehen 

 Anzeiger" veröffentlicht worden. Die für den Zeitdienst der Sternwarte 

 benutzten beiden Normaluhren Kittel 25 und Tiede 375 haben anch im 

 vergangenen Jahre einen recht gleichmässigen Gang gezeigt. Die bereits 

 im vorjährigen Bericht erwähnte, erliebliche Acceleration im Gange der 

 letzteren, unter luftdichtem Verschluss befindlichen Uhr hat auch im Berichts- 

 jahre angehalten, wie aus den folgenden Zahlen hervorgeht-: 



Anfang Mai 1894: Täglicher Gang = —0,3 See. 



Januar 1805: ,, „ = — 3,f, „ 



„ ]89r.: . . „ „ = -5,4 „ 



„ ,. 1897: ,. ,. = —0,5 ,. 



Eine Erkliinmg dieser sehr merkwürdigen Acceleralion ist direct nicht 



ersichtlich und ist man auf Hypothesen angewiesen, da sowohl der 



Schwingungsbogen (fid'j als auch der Druck im luftdicht abgeschlossenem 



Gehäuse (520 mm) in der ganzen Zeit konstant gewesen ist oder nur 



periodische Aenderungen infolge der wechselnden Temperatur gezeigt hat. 



Die von der Firnm. J. Ni^licr S('ilnie in München der Sternwaiie 



zur Untersuchung zugestellte Bendcluhr mit Riefler'schem Pendel und 



Echappcment verblieb hierselbst bis Anfang September und hat während 



der ganzen Brüfungszeit zwichen den Temperaturen 1,5" und 22,2" C. einen 



sehr befriedigenden Gang und s(^lir gute Tcmperatur-Compensation gezeigt. 



IX. Chrono- Die Tliätigkeit des der Dii'ektion der Sternwarte unterstellten 



meter-Pra- Chronometer -Prüfungs- Institutes, Abtheilung IV der Deutschen Seewarte, 



fungs- Institut . o 7 o i 



war auch im vergangenen Jahre eine sehr ausgedehnte und hat namentlich 

 din-ch die Inanspruchnahme seitens mehrerer grossen Schiffahrtsges(^llsclinften 

 eine erhebliche Erweiterung ei'fahren. Ferner wiu'den dem Institute von 

 wissenschaftlichen Anstalten und geographischen Forschungscxjx-ditionen 

 eine Anzahl Chronometer zur Untersuchung überwiesen. In der Zeit vom 

 19. November 1895 bis 23. April 1890 wm-dc auf dem Institute die 

 19. Konkuri-enz-Prttfung von Marine-Clironometern abgehalten, über deren 

 Ergebnisse im Atigusthefte des Jahrgangs 189G der „Annalen der 

 Hydrographie und maritimen Meteorologie" ein eingehender ISericht 

 veröffentlicht worden ist. Von den 32 geprüften Chronometern wurden 

 seitens des Beichs-Marine-Amts priimiirt und ausserdem 10 von diesem 

 und 2 von den Sternwarten in Krakau und Chicago angekauft. 



