DE MÉTÉOROLOGIE COMPARÉE. 407 



Toutefois , on comprend que , pendant l'hiver, un vase 

 aussi fragile ne pourrait pas résister , surtout lorsque l'eau 

 gèle ; dans ce cas , nous le remplaçons par un vase en fer- 

 blanc de pareilles dimensions. Celui-ci résiste parfaitement 

 aux efforts de la dilatation de l'eau quand elle passe à l'état 

 de glace. Et comme, dans ce cas , une échelle graduée n'est 

 pas possible, nous avons recours à un autre moyen , qui con- 

 siste à peser le vase et à tenir compte de la perte d'eau de 

 chaque jour, ayant calculé, d'ailleurs, le poids d'une section 

 d'eau de 1 millimètre pour le diamètre donné, et ayant con- 

 struit une table où se trouve le rapport entre le poids et la 

 hauteur d'eau par dixième de millimètre ; ce qui rend l'opé- 

 ration aussi facile , et même plus exacte , qu'en observant la 

 graduation du vase en verre. 



Il ne s'agit pas ici , on peut bien le croire , de déterminer 

 la quantité absolue d'eau qui s'évapore dans un lieu donné; 

 cela est impossible et , du reste, peu important ; mais seule- 

 ment de savoir quelle est celle qui s'évapore dans un lieu ou 

 il y en a constamment. 



Ayant voulu soumettre notre eau d'épreuve à toutes les in- 

 fluences atmosphériques , et permettre que leur action fut 

 prompte et facile, nous avons dû choisir un vase dont les di- 

 mensions ne fussent ni trop grandes, ni trop petites; celui que 

 nous avons adopté nous paraît remplir assez bien les 

 conditions exigées. 



L'appareil est placé à 65 centimètres en dehors d'une 

 croisée exposée au Midi. Une plaque en verre, assez largo 

 pour empêcher la pluie d'entrer dans le vase, est placée à 

 A centimètres au-dessus de son ouverture, afin de laisser aux 

 vents une libre action sur l'eau qu'il contient. 



Tel est notre atmidomètre , telle est notre manière de 

 l'observer. Nous allons maintenant faire connaître les résuU 

 lats obtenus dans le courant de l'année 1838. 



