Bahnen der Uranustrabanten Oberon und Titania. 9 
Zur Kontrolle dieses Wertes machte Hussey' in den neunziger Jahren eine 
Neubestimmung aus Durchgängen von Polsternen und erhielt aus 
Arlürs. mm. rRev. —'9.918'%'w. ER. =E0!0006 
51 Ceph. Hev. =,9.907 0.0021 
Die Übereinstimmung des zweiten Wertes mit dem Burnhanischen ver- 
anlaßte Hussey bei letzterem stehen zu bleiben, der dann auch in der 
Folge bei der Reduktion sämtlicher Messungen beibehalten worden ist. 
Ein Einfluß der Temperatur auf den Schraubenwert scheint nicht nach- 
gewiesen worden zu sein. Die Gleichförmigkeit der Schraube wird von 
Hussey a.a. 0. bemerkt. 
Der Schraubenwert des Mikrometers am Yerkesrefraktor ist von Bar- 
nard” aus zahlreichen Messungen von Deklinationsdifferenzen von Plejaden- 
sternen zu I Rev. = 9.665 für 50° F. ermittelt und dieser Wert bei der 
Reduktion aller Messungen angenommen worden. Nach den von Barnard 
a.a.O. gemachten Angaben kann der unbedeutende Temperaturkoeffizient 
außer acht bleiben. 
Am Washingtoner 26zölligen Refraktor war vor 1900 ein Clark-Mikro- 
meter I in Gebrauch, mit dem alle früheren Beobachtungen von Newcomb, 
Hall u.a. angestellt worden sind. Von 1900 an wurde ein anderes, wel- 
ches als Clark-Mikrometer II bezeichnet ist, benutzt. Der Schraubenwert 
des ersteren war von Holden’ zu ı Rev. = 9'948 bestimmt worden, weleher 
Wert von A. Hall’ und teilweise auch von Newceomb’ bei der Reduk- 
tion ihrer Messungen der Uranustrabanten benutzt worden ist. Spätere 
Bestimmungen zeigten, daß der von Holden abgeleitete Wert merklich 
zu groß ist und ergaben ı Rev. = 9'936, wonach auch die von A. Hall 
und Newcomb abgeleitete Uranusmasse einer Verbesserung bedarf. Über 
das seit 1900 in Anwendung gekommene Glark-Mikrometer II sind von 
See in A.N. 3654 und 3806 ausführliche Angaben gemacht worden, denen 
zufolge im Mittel aus einer größeren Zahl von Bestimmungen ı Rev. = 
9.9316 — 0.000055 (t— 50°), für t Grad Fahrenheit, definitiv angenommen 
und bei allen späteren Messungen benutzt worden ist. Eine weitere Be- 
' Publications of the Liek Observatory, Vol. V, S. ır. 
? Publications of the Yerkes Observatory, Vol. Il, S. 80. 
® Holden, Washington Observations 1877, App. 1. 
* A. Hall, Washington Observations ı88r, App. 1. 
5 
Newcomb, Washington Observations 1873, App. |. 
Phys.-math. Klasse. 1912. Abh. I. 2 
