362 Sternwarte. ^ 



An der Westwand des Zeitdienstzimmers befinden sich der automatische 

 Uhrvergleichung-sapparat, ein dreiankriger Fueßscher Spitzenchronograph, 

 ein zweiankriger Schreibchronograph von Hasler, der fast ausschließlich 

 für Registrierungen im Zeitballbetrieb Verwendung findet, und eine durch 

 eine Normaluhr sympathetisch regulierte Halbsekunden-Pendeluhr, welche 

 zugleich als Schaltuhr für den automatischen Uhrvergleichungsapparat 

 bestimmt ist. Zu diesem Zwecke besitzt die Uhr eine Kontakteinrichtung, 

 durch welche mittels Stöpselschaltung zu beliebigen Stunden und beliebig 

 oft ein Kontakt hergestellt und der Uhrvergleichungsapparat in Gang ge- 

 setzt werden kann. Der Uhrvergleichungsapparat löst durch einen Kontakt 

 die Arretierung des Fueßschen Chronographen und schaltet zunächst die 

 Registrieruhr und dann der Reihe nach die zu veigleichenden Präzisions-, 

 Normal- und Beobachtungsuhren auf den Chronographen. Die Gangdauer 

 des Uhrvergleichungsapparates ist auf 15 Minuten reguliert. In dieser 

 Zeit können 5 Uhren auf den Vorderanker und 5 Uhren auf den Hinter- 

 anker des Chronographen schlagen, so daß also für jede Uhr die Dauer 

 der Einschaltung o Minuten beträgt, und bei Uhren mit Minutenkontakten 

 drei Minutenpunkte auf dem Chi'onographenstreifen entstehen. Um die 

 nach mittlerer Zeit und nach Sternzeit gehenden Uhren bequem ver- 

 gleichen zu können, ist die Einschaltung von zwei Registrieruhren vor- 

 gesehen; die Dauer der Einschaltung jeder Registrieruhr, wie auch der 

 anderen Uhren kann nach Bedarf mittels Stöpsel von 3 zu 3 Minuten 

 verändert werden. 



An der Nordwand des Zeitdienstzimmers steht der 3 m lange 

 Telegraphentisch. Der rechte Teil des Tisches ist für telegraphische 

 Zwecke bestimmt und trägt den Telegraphenapparat mit den erforderlichen 

 Hilfsapparaten, ferner ein Relais und eine größere Reihe von Umschaltern, 

 welche für die Auslösung des Zeitballes und für den Hamburger Uhren- 

 Übertragungs- und Überwachungsdienst gebraucht werden. Der westliche 

 Teil des Tisches ist für elektrisclie Meßzwecke bestimmt und ti'ägt ein 

 Präzisionsamperemeter, ein Präzisionsvoltmeter, ein Ohmmeter, eine 

 Meßbrücke und einen Kurbelwiderstand. Der Anschluß aller Apparate an 

 die verschiedenen Leitungen geschieht mit Hilfe zweier Stöpselumschalter 

 mit je 12 X 12 Lamellen. 



Innerhalb des gesamten umfangreichen Schwachstromnetzes sind 

 sämtliche Kabeladein und Verbindungsleitungen mit Nummern bezeichnet, 

 welche (für die Kabeladern mit schwarzer, für die Verbindungsleitungen 

 mit roter Farbe) auf weiße zylindrische Celluloidröllchen geschrieben und 

 in einem Verzeichnis zusammengestellt sind. Die Röllchen sind auf die 

 einzelnen Drähte aufgeschoben; durch diese Einrichtung wird ein Über- 

 blick über die Leitungen, was besonders bei auftretenden Leitungs- 

 störungen von großer Wichtigkeit ist, bedeutend erleichtert. 



