Sternwarte. 385 



Oktober des Berichtsjahres. Er enthält eine Arbeit von Dr. Dolherg: „Die 

 Polhöhe von Hamburg", eine Arbeit von Dr. Graff: „Beobachtungen und 

 Zeichnungen des Planeten Saturn zur Zeit des Durchganges der Erde und 

 der Sonne durch die Ebene seines Ringsystems (Opposition 1907)" sowie 

 ein gleichfalls von Dr. Oraff aufgestelltes „Ortsverzeichnis von 580 Ver- 

 änderlichen Sternen zwischen dem Nordpol und 23° südlicher Deklination 

 für die Epoche 1900.0 nebst Quellennachweisen". Der von der Stern- 

 warte herausgegebene Hamburgische Normalkalender für 1910 erschien 

 im Monat Juli. 



VI. Beobachtungen. 



Am 26 cm-Äquatorial wurde nach erfolgter Aufstellung zunächst 

 eine vollständige Untersuchung des Instruments und seiner einzelnen Teile 

 durchgeführt. Es handelte sich hauptsächlich darum, festzustellen, 

 inwieweit das Instrument, welches als Äquatorial mit fein geteilten, 

 durch Mikroskope ablesbaren Stunden- und Deklinationskreisen gebaut 

 ist, zur Ausführung absoluter Positionsbestimmungen sich eignet. Bei 

 seiner Aufstellung in Hamburg ist das Instrument, soweit dies aus den 

 vorhandenen Beobachtungsbüchern hervorgeht, immer nur zu relativen 

 Messungen benutzt worden, und es konnte auch in den letzten zwei 

 Jahrzehnten infolge der starken Abnutzung der Kreise und des Mangels 

 einer geeigneten Beleuchtung eine Benutzung des Instruments für absolute 

 Positionsbestimmungen nicht versucht werden. Nachdem durch die Er- 

 neuerung der Kreisteilungen und Einführung der elektrischen Beleuchtung 

 hierfür jetzt die Voraussetzung gegeben ist, soll das Instrument eventuell 

 auch gelegentlich für absolute Messungen gebraucht werden. Die Unter- 

 suchungen, die in dieser Hinsicht ausgeführt wurden und sich über 

 mehrere Monate erstreckten, haben jedoch bis jetzt zu keinem befriedigenden 

 Resultate geführt, indem die für absolute Messungen erforderliche Konstanz 

 der Achsenlagerung nicht erreicht werden konnte. Es ist jedoch zu 

 hotfen, daß durch eine Festsetzung der Achsenlagerschalen in den 

 Büchsen die erwünschte Konstanz sich noch erreichen läßt. Da die 

 hierzu erforderlichen mechanischen Arbeiten eventuell zu einer längeren 

 Unterbrechung der Beobachtungen am Instrument führen, so mußte die 

 Ausführung derselben, da das Äquatorial zurzeit das einzig größere 

 Beobachtungsinstrument in Bergedorf darstellt, zunächst noch verschoben 

 werden. Das Äquatorial wird also vorläufig auch noch weiterhin nur 

 zu relativen Messungen benutzt werden können. Von den mit dem In- 

 strument erhaltenen Messungen seien hier die Beobachtung der totalen 

 Mondfinsternis 1909 Juni 8, die Ausführung der Positionsbestimmung 

 von einigen veränderlichen Sternen, sowie die Anschlüsse der Kometen 



