4 A u w E R s : 



der Declination dienenden Sehraube ebendahin geführt wurde. Dafs hier- 

 durch eine Fehlerquelle in die Beobachtungen gekommen ist, läfst sich 

 nicht in Abrede stellen — dieselbe ist im Allgemeinen eben mit der zu 

 prüfenden Beobachtungsmethode unzertrennlich verbunden, weil man nur 

 ausnahmsweise eine auch sonst geeignete Combination von Parallelsternen 

 zur Vergleichung wird auffinden können — da jedoch die Drehungen 

 der Declinationsachse von dem Durchgang des vorangehenden Sterns zu 

 dem des folgenden immer in gleichem Sinne auszuführen waren und ich 

 aufserdem die Vorsichtsmafsregel beobachtete, auch bereits den ersten Stern 

 vor dem Beginn seines Durchgangs durch eine Drehung in demselben Sinne 

 einzustellen, sind etwaige Neigungen des Instruments zu regelmäfsigen 

 Änderungen im Stundenwinkel bei Drehungen der Declinationsachse für die 

 Parallaxenbestimmung, welche vermittelst der Differenzen der beiden beob- 

 achteten Rectascensionsunterschiede vorzunehmen war, unschädlich gemacht, 

 während regellose nur die Gröfse der zufälligen Beobachtungsfehler beein- 

 flussen, für welche die Vergleichung der Beobachtungen unter einander das 

 sichei-e Maafs gibt. Die Berührung der Ocularschraube habe ich bei der 

 allgemeinen Festigkeit der Aufstellung des Instruments für gänzlich un- 

 bedenklich gehalten. — Für die Elimination der Fehler des Instruments 

 i'iberhaupt wii-d es auch nicht ohne Bedeutung gewesen sein, dafs die Beob- 

 achtungen fast an jedem Abend in den beiden entgegengesetzten Lagen 

 desselben angestellt sind. — Ablesungen des Stundenkreises bei jedem 

 Durchgang könnten noch zur Vervollkommnung der Beobachtungsmethode 

 dienen, würden aber einen Gehiilfen ei-forderlich machen. 



Für eine vollständige Bestimmung der relativen Rectascension von 

 34 Groombridge habe ich die Beobachtung von je zwei Durchgängen der 

 drei Sterne bei jeder Lage des Instruments genommen. Die Zahl der 

 auf diese Weise erhaltenen Antrittsmomente, welche vermittelst eines der 

 bekannten nach Hansen's Angaben von Ausfeld verfertigten Apparate 

 reffistrirt wurden, war mehr als hinreichend, um den Einflufs der zufälli- 

 "•en vom Beobachter begangenen Fehler unter einer Gröfse zu erhalten, 

 deren weitere Verringerung neben der Möglichkeit, an jedem Abend bei 

 allen Antritten eines jeden einzelnen Sterns constante, für die verschiede- 

 nen Sterne aber verschiedene, Fehler von erheblich gröfserm Betrage zu 

 begehen, bedeutungslos gewesen sein würde; auch habe ich die letztern 



