über die Ausdehnung der Gase durch die TVärme. 



o 



wurden, so zeigte die Luft fast niemals wieder dasselbe Volumen, das sie bei 

 dem ersten Umgeben mit schmelzendem Eise annabm. Oft war dasselbe klei- 

 ner oft auch gröfser, offenbar je nachdem die Luft bei der Abkühlung oder 

 bei der Erwärmung der Kugel neben dem Quecksilbertropfen entwichen war. 

 Die folgende Tabelle enthält die Resultate der Versuche, die ich nach dieser 

 Methode erhalten habe, berechnet für einen Druck von 28 Zoll Par. bei 0° 

 mit Berücksichtigung der Ausdehnung des Glases. Die beiden mit einander 

 verbundenen Zahlen sind die Resultate von zwei gleichzeitig angestellten Ver- 

 suchen. Wenn man überhaupt aus so unsichern Zahlen ein Mittel nehmen 

 darf, so wäre dies = 0,36930, und also immer schon geringer als 0,375. 



Resultate der Versuche nach der Methode des Herrn Gay-Lussac. 



1. f 0,37386 9. f 0,36972 17. f 0,36569 25. f 0,38769 



2. I 0,38269 10. I 0,37140 18. I 6,36229 26. I 0,36031 



3. f 0,36912 11. f 0,37062 19. f 0,36673 27. f 0,37**5 



3. f 0,36912 11. f 0,37062 19. f 0,36673 27. f 



i. I 0,37651 12. I 0,36903 20. I 0,35500 28. I 



5. f 0,36607 13. f 0,36888 21. 0,36774 29. f 



6. I 0,36731 14. 1 0,36926 22. 30. I 



7. f 0,36431 15. f 0,36663 23. f 0,37254 31. f 



8. I 0,35985 16. I 0,36709 24. I 0,36351 32. I 



Mittel 0,36930 



Als ich nach einem leider zu grofsen Zeitverlust diese Methode auf- 

 gab, schien mir keine geeigneter die Ausdehnung von verschiedenen Gasar- 

 ten zu untersuchen, als die, welche Herr Rudberg zuletzt angewendet hat. 

 Ich liefs deshalb einen Apparat fertigen ganz ähnlich wie der, welchen Herr 

 Rudberg beschreibt. Derselbe ist in fig. 1. abgebildet. AB ist ein cvlin- 

 drisches Gefäfs, ganz ähnlich wie das Gefäfs eines Fortinschen Barometers, 

 nur gröfser. Der obere Theil desselben AC ist aus Glas. Es enthält einen 

 ledernen Beutel ('), dessen Volumen durch die Schraube S verändert wer- 

 den kann, und wodurch das in ihm enthaltene Quecksilber herauf und her- 

 unter bewegt werden kann. Durch den luftdicht schliessenden Deckel dieses 

 Gefäfses geht bei D eine etwa 20 Zoll lange und an beiden Enden offene 

 Barometerröhre, neben der sich eine messingene Scale befindet. Eine zweite 



(') Das Leder liefs stets Quecksilber durch, wenn der Druck der Quecksilbersäule et- 

 was bedeutend wurde. Ich wandte deshalb statt des Leders eine dünne Caoutchoukplatte 

 an, die aufsen mit Leder umgeben war. 



